— 795 — 
Se si fa eccezione della stazione di Vienna (1° periodo), dove la riduzione ha 
raggiunto 4 unità, essa si è in generale aggirata fra le 2 e le 8 unità. Col nostro 
apparato si è quindi soddisfatto ad entrambe le condizioni prescritte dalla Commis- 
sione Geodetica Italiana (1): di rendere cioè piccola quanto fosse possibile la oscilla- 
zione del supporto, e di determinarla numericamente. 
Per errore medio della riduzione a supporto rigido in una stazione generica si 
può assumere il valore 
Moe => 037 
Le osservazioni gravimetriche. 
La prima operazione, giunti in una nuova località, e scelta la parete conve- 
niente, consisteva nell’applicarvi la mensola. Tre buloni venivano perciò fissati, per 
mezzo dei loro dadi e controdadi, in tre fori di una croce metallica opportunamente 
preparata: disposto il braccio di questa orizzontalmente ed alla voluta altezza, si 
praticavano nella parete tre buchi nei quali si introducevano le teste dei buloni, e 
quindi si fissavano con gesso a rapida presa badando che il piano della croce fosse 
verticale ed essa risultasse staccata dalla parete di quanto era lo spessore dei dadi. 
Dopo alcune ore, quando il gesso era ben assodato, si svitavano i dadi esterni, 
si estraeva la croce, ed i buloni restavano fissi nella parete, normalmente ad essa, e 
nella posizione voluta per infilarvi la mensola, che poi veniva fissata coi dadi stretti 
a tutta forza a mezzo di una chiave inglese. 
Durante le operazioni di collocamento della mensola, in altra posizione della 
parete, comoda per essere veduta dall’apparato delle coincidenze, veniva fissato il 
pendolo Hawelk, a mezzo di una solida tavola di castano munita posteriormente di 
grosse grappe che in modo analogo venivano gessate al muro. Anche qui si aveva 
riguardo che la tavola riescisse verticale, di guisa che, avvicinandovi la cassa del pen- 
dolo, risultasse facile, con opportuni spessori, rettificarne la posizione. 
La lastra di agata su cui appoggiano i pendoli, veniva livellata con cura ser- 
vendosi della apposita livelletta. Un po’ di difficoltà, nell'effettuare questa livella- 
zione, era dovuta al fatto che la piastra doveva venire strettamente fissata al sostegno 
sottostante per mezzo delle controviti; ma si riesciva però abbastanza facilmente @ 
conseguire la orizzontalità dentro una mezza parte della livella. La superficie piana 
della lastra è così ben lavorata, che le livellazioni fatte in corrispondenza dell'asse 
di sospensione del pendolo gravimetrico (vicino alla parete), e dell'asse di sospen- 
sione del pendolo pesante (lontano dalla parete), non davano sensibile differenza. 
Sempre si è avuto cura di rendere piccola l'inclinazione della piastra nel senso pa- 
rallelo all'asse di sospensione dei due pendoli. Volendo che una tale inclinazione 
non influisca sulla durata di oscillazione dei pendoli per più di mezza unità della 
settima cifra decimale del secondo, bisogna, come ha dimostrato il dott. G. Silva (?), 
(*) Processo verbale delle sedute della R. Commissione geodetica italiana tenute in Padova 
nel giugno 1912, Roma, 1913. 
(®) G. Lorenzoni e G. Silva, / supporto bipendolare « Mioni» a recipienti pneumatici. 
R. Commiss. Geod, Ital., Padova, 1912. 
