— 796 — 
che essa non superi sensibilmente i 2 primi di arco. La nostra livelletta, avendo il 
valore angolare della parte di 1'!/,, potevamo ritenerci sicuri di stare assai al di 
sotto di quel limite d’errore. Minore è l'influenza di una inclinazione della lastra 
di agata nel senso normale all'asse di sospensione dei due pendoli. È però conve- 
niente che anch'essa sia piccola, al duplice scopo di togliere ogni menoma tendenza 
allo scivolamento dei coltelli, e di far sì che essi occupino esattamente la stessa 
posizione sul piano, quando vengono calati abbassando i cilindretti di sostegno. È questa 
una condizione di grande importanza nelle misure di gravità relativa: e per soddi- 
sfarvi quanto meglio era possibile, si aveva grande cura, dopo aver fatto appoggiare 
il pendolo sui cilindretti per mezzo dei coltelli di riposo, di farlo scorrere parallela- 
mente all’asse di sospensione fino a che gli stessi coltelli di riposo apparissero ben 
centrati sui cilindretti. 
Sospesi sulla mensola il pendolo gravimetrico, il pendolo ausiliario (per mezzo 
dei coltelli di riposo), il pendolo-termometro e i due termometri Woytaceck, sì la- 
sciava il tutto in riposo per iniziare le osservazioni il mattino del giorno seguente, 
se nella serata erano riescite le osservazioni per la determinazione di tempo. 
I pendoli, portanti i numeri 147, 148, 149, 150, venivano osservati l'uno dopo 
l’altro, formando così una serze di osservazioni: nella serie successiva sì manteneva 
lo stesso ordine. I tre pendoli non soggetti ad esperimento, come già si disse, veni- 
vano tenuti sospesi in una custodia di legno, collocata di fianco alla mensola, ed 
alla stessa altezza di questa. Il trasporto dei pendoli dalla custodia alla mensola, e 
viceversa, si faceva colle mani guantate. A tal uopo si era fatta costruire una appo- 
sita tenaglia colla quale potevasi abbracciare e stringere la massa pendolare: ma, 
data la complessità della mensola, non rieseiva facile di infilarvi e disporvi nella vo- 
luta posizione il pendolo, senza dare qualche piccolo urto al coltello, e si è ritenuto 
esser questo più dannoso che non un contatto indiretto colla mano. 
Le operazioni procedevano così: Si metteva in moto il pendolo con una ampiezza 
iniziale di circa 19' (manovrando la leva L dall'esterno della cassetta di protezione); 
si leggevano i tre termometri sospesi alla mensola, lo psicrometro (il cui termometro 
asciutto dava la temperatura dell’aria ambiente) ed il barometro, e, quando l’am- 
piezza era ridotta fra i 17" ed i 18' (8 parti della scala, la cui distanza dallo spec- 
chietto del pendolo si faceva variare solo entro limiti ristretti) si iniziavano le osser- 
vazioni delle coincidenze. 
Si notavano gli istanti di 10 coincidenze, servendosi del lampo di apertura della 
corrente circolante nell’orologio e nel re/azs, e, dopo un intervallo di circa 25 minuti, 
si notavano ancora gli istanti delle coincidenze dalla 61 alla 708. Indicando con € 
l'intervallo fra due coincidenze successive, si potevano così avere, per differenza, dieci 
valori dell'intervallo 60 c. Si leggevano di nuovo l'ampiezza d’ oscillazione, i termo- 
metri, lo psicrometro ed il barometro; e si procedeva quindi alla sostituzione del pen- 
dolo osservato con quello successivo. 
La osservazione di un pendolo richiedeva all'incirca 45 minuti: occorrevano 
quindi da 4 a 5 ore per compiere l'osservazione di una serie di 4 pendoli. 
