— 816 — 
Come risultato medio si ottiene quindi 
der (T_T) = #04. 
Gli errori della seconda categoria sono dovuti alla incertezza nel leggere i ter- 
mometri, ma soprattutto al fatto che i termometri Woytaceck e quello pendolare se- 
guono con diversa rapidità le variazioni di temperatura, e difficilmente possono dare 
la vera temperatura posseduta dal pendolo. A_ pag. 787 si sono già dette le ragioni 
per le quali questa può sempre ritenersi compresa fra le due indicazioni 4 (T,;2 + T;3) 
e T,. La differenza dT = $ (T,;: + T1;3) — Ty costituirà dunque un limite superiore 
dell'errore commesso nella valutazione della temperatura del pendolo. Per ogni sta- 
zione si avranno quindi, in corrispondenza, ì seguenti errori nella durata di oscillazione: 
dT CadT 
VICINA SIE ea 0°.08 + 0.4 
Roma I . 0.04 0.2 
Arcetri 0.14 0.7 
Livorno 0 .06 0.3 
Genova 0.01 0.05 
Roma II. 0 .08 0.4 
Vienna II 0.02 0.1 
Potsdam . 0.03 0.15 
Roma III 0.09 0.45 
quindi, in media, 
Vir = = 03, 
Errori dovuti alla riduzione al vuoto. — Sono anche questi di due categorie. 
gli uni sono una conseguenza della incertezza nella determinazione della costante di 
pressione cz, e sono rappresentati dal termine 
des (D— DI). 
Assumendo anche qui per D e D' i valori medî della densità dell’aria registrati per 
ogni stazione nello specchio a pag. 813, e ritenendo des = = 10 (in unità della 72 de- 
cimale), si ha 
D D' Dai. da 0 =D 
E0tSd a RE 0.944 
Vienna: Spano e 0.940 + 0.004 2 0.04 
Roma*1*.000c4etsra, n 0.906 + 0.038 0.38 
ATcetriga >» ops nl. 0.893 + 0.051 0.51 
IRON 0 0 80 0 0 0.914 + 0.030 0.30 
Genova e ne 0.913 + 0.031 0.31 
Roma gliere 0.910 + 0.034 0.94 . 
Vienna gl Gre 0.923 + 0.021 0.21 
Ron ere 0.935 + 0.009 0.09 
e come risultato medio 
