— 817 — 
Gli errori della seconda categoria dipendono dalla incertezza nel far le letture 
del barometro, dello psicrometro ecc., cioè nel determinare i varî elementi che figurano 
nella formola 
3 
B BRELA 
g/ 
D= 760(1 + 0.003665 7) : 
Ponendo per semplicità B' = B—</, ed ammettendo come limite superiore di errore 
ABU— 0233, risulta 
dB' 
340D = e —= + 0.25. 
63 d C3 760 0.25 
Errore dovuto alla inesatta conoscenza dell’andamento dell'orologio. — Am- 
messo che l'orologio delle coincidenze abbia conservato un andamento costante in tutto 
il periodo compreso fra i confronti fatti col pendolo delle osservazioni astronomiche, 
la valutazione dell’errore in parola si è gia fatta a pag. 778, trovando 
PCRBEOtSd a cad ali-i==W2 
per una stazione generica . ng = BLA 
Errore nel determinare l'influenza della oscillazione del supporto. — Si è già 
valutato a pag. 795, trovando 
di == 3/03: 
Sostituendo i valori numerici di tutti questi errori nella formola 
m,_ ys=2(ds) +2(20,a da)? + de(T — TY? + 2(c.dT)? 
+ des(D — DI)? 4- 2(63 4D)* + (eda)? + (c4 da’)? + 2(d0)?, 
sì ottiene 
mi _y= 2(2.4) + 2(0.2)? + (0.4) + 2(0.3)? + (0.3)? + 2 (0.25)? 
-— (1.2)? + (2.3) + 2(0.3)?= 19.0. 
Rimane da considerare la parte dell'errore dovuta alle altre cause alle quali si 
è accennato sopra: influenza della posa dei pendoli, loro contrazione molecolare, irre- 
golarità nell'andamento dell'orologio, tremori ed oscillazioni del suolo, influenza even- 
tuale di pulviscoli atmosferici interponentisi fra il coltello ed il piano di agata. Sotto 
questo riguardo si aveva ben cura, prima di collocare un pendolo sulla mensola, di 
pulire tanto il piano di agata quando il coltello; ma è ben noto che dove c'è aria 
c'è polvere. 
L'effetto complessivo di tutte queste cause non può essere ricavato che dal con- 
fronto dei valori ottenuti per le durate di oscillazione dei pendoli nelle singole stazioni. 
