— 125 — 
posteriore e col traforo 8 sotto il centro del galvanometro, € la base dell’istrumento 
con le sue viti per livellarlo. D la custodia dello specchio, chiusa da due lastre di 
vetro infilate a coulisse, di cui l’anteriore è inclinata alquanto all’indietro per im- 
pedire la sopraposizione delle due immagini riflesse dallo specchio e dalla lastra 
stessa. # lo specchio, di una superficie di 80 centim. quadrati, dello spessore di 
mm. 0,25 e del peso di gr. 1,50. Esso è appeso per mezzo d’un doppio uncino al 
prolungamento inferiore della sospensione degli aghi, ed a cagione della sua gran- 
dezza e leggerezza frena potentemente le oscillazioni. ! la sospensione del sistema 
astatico, lavorata da un pezzo di aluminio. Le due sporgenze sulle quali è appeso 
lo specchio, sono saldate sopra un cilindretto di ottone, di modo che girando questo 
sull’asse della sospensione, fa sì che lo specchio possa prendere una posizione qua- 
lunque. Ognuno degli aghi è composto di tre pezzetti di finissima molla di orologio, 
separati da carta paraffinata. Aghi e sospensione insieme pesano gr. 0,70. G un disco 
di ottone fisso sulla custodia dello specchio, con un foro conico nel centro, che serve 
di sostegno ad 7, base della custodia delle spire e degli aghi, la quale per mezzo 
d’un perno conico e forato, può girare sopra il disco per 90°. Per fissare le due 
custodie una rispetto all’altra in una posizione voluta, servono le due viti di pres- 
sione /, che scorrono in due quadranti tagliati alternativamente nella periferia del 
disco G. L le spire mobili, piantate sopra ebanite, scorrevoli a cowlisse in un solco 
longitudinale praticato in X, sono guidate da due liste di ottone / che in pari tempo 
funzionano da conduttori alla corrente dai serrafili M alle spire. La custodia N è 
tenuta ferma sulla sua base da quattro viti a testa eccentrica e le due fiancate sono 
chiuse da lastre di vetro n infilate a coulisse per facilitare il rapido ricambio 
delle spire. 
Il modo di funzionare è il seguente: Il raggio inviato dall’ eliostata s’ infiltra 
a traverso il foro praticato nello zoccolo, incontra uno specchio concavo di cent. 30 
di distanza focale e viene da questo concentrato sullo specchio del galvanometro, 
che lo rinvia su una graduazione trasparente a 4 metri di distanza e a metri 2,70 
dal suolo, collocata fra il galvanometro e l’uditorio. La graduazione collo zero nel 
mezzo è prolungata da ogni lato con 60 divisioni equidistanti cent. 2 una dall’altra, 
d’onde risulta che le deviazioni dell’ago non sorpassano i 15° di arco. In mancanza 
di sole vi si può facilmente sostituire una luce artificiale, come per es. una lampada 
elettrica, un becco Regnard, un becco a gas. L'immagine di un filo nero in mezzo 
ad un campo illuminato si proietta col mezzo d’una lente a foco lungo dallo specchio 
sulla scala. 
La scelta delle quattro coppie di spire e degli aghi per le diverse esperienze 
è la seguente: 
I. Un giro e mezzo di filo del diametro di mm. 3 a ciascun lato dell’ago asta- 
tico, lo adottiamo per graduare il galvanometro stesso, e se si sostituisce all’ ago 
astatico l’ago semplice di ricambio, ci serve per misurare la forza elettromotrice, 
per dimostrare le correnti di polarizzazione, la misura delle resistenze esterne ed 
interne d’un circuito, la legge d’Ohm, l’influenza della temperatura sulla conduci- 
bilità dei solidi e liquidi ecc. 
II. Trentasei giri di filo grosso mm. 1,5 per spira insieme all’ago astatico, per 
