— 126 — 
tutte le dimostrazioni sulle correnti termoelettriche, per es. per mostrare la distribui- 
zione del calore nella parte ultrarossa dello spettro, per le esperienze sulle correnti 
d’induzione, compresovi quelle di due fili rettilinei, quella delle correnti telluriche 
nel cerchio di Delezeune e nelle esperienze di Faraday ecc. 
III. Trecento giri di filo di mm. 0,5 per spira ed un solo ago, permettono di 
ripetere l’esperienza di Edlund sull’estracorrente; la combinazione coll’ago astatico 
sì presta all’analisi d’un telefono. 
IV. Mille giri di filo di mm. 0,12 per spira, tutto bene isolato, s’adattano in- 
sieme all’ago astatico per dimostrare la deviazione dell’ago cagionata dalle scariche 
delle macchine elettriche, la maggiore conducibilità del selenio esposto alla luce, 
le correnti fisiologiche ecc. 
In tutti questi casi, le due spire, ora sono ravvicinate tanto che si toccano, ora 
allontanate più o meno, ora si fanno agire per somma, ora per differenza. In ogni 
modo vi è largo margine per agevolare le deviazioni dell'ago affinchè non siano nè 
troppo grandi nè troppo piccole, e possano essere veduti comodamente da un udi- 
torio numeroso anche i fenomeni più deboli. 
Pendolo di Foucault. 
La dimostrazione data da Léon Foucault in appoggio della rotazione della terra 
intorno al suo asse, mediante l’apparente spostamento del piano di oscillazione del 
pendolo, sì riproduce obbiettivamente molto bene, e permette già dopo pochi minuti 
di poterne misurare lo spostamento avvenuto. 
A tale scopo fu fissato al luogo della solita punta del pendolo, un cilindretto 
di acciaio terminato in cono e bene magnetizzato. Immediatamente sotto questo ma- 
gnete a mm. 5 di distanza si trova un tubicino di vetro a pareti molto sottili, mobile 
e sospeso mediante un cappelletto di agata. Esso è lungo cent. 27, del diametro di 
mm. 2,5, e ripieno di polvere di ferro ridotto col mezzo dell’idrogeno. La sospen- 
sione deve essere fatta in modo, che l’apparecchio sia leggero, e stia in equilibrio 
stabile a guisa di un ago magnetico; il che diviene più facile, visto che sotto l’ago 
nella parte centrale, vi pende uno specchio ad esso solidamente congiunto. Il tutto 
è coperto da una custodia di vetro a coperchio mobile. 
Ciò posto, prima cura sia di mettere il centro del tubo esattamente sotto la 
punta del pendolo in riposo, il che richiede qualche attenzione. Poi si devia il pendolo 
dalla verticale in direzione della lunghezza del tubo, non tanto però da sorpassarlo, e 
lo si lega. Quando tutto è bene fermo, si fa oscillare il pendolo bruciando come al 
solito il filo, e si osserva, se l’immagine di un indice proiettata da una lente sullo 
specchio del tubo e da questo rimandato sopra una scala grande che esprime gradi, 
faccia delle oscillazioni. Generalmente ciò accadrà, ed allora con piccolissimi movi- 
menti che si fanno fare a tutte l’apparecchio sottostante, si tenta di farli diminuire, 
e finalmente farli cessare del tutto. Ciò fatto si osserva lo spostamento successivo 
dell'immagine sulla scala, e dopo pochi minuti l’indice avrà percorso sulla scala il 
doppio numero di gradi corrispondenti al luogo, in ragione della latitudine geogra- 
fica. Dopo un quarto d'ora lo spostamento dell'immagine è talmente visibile, che lo 
si determina facilmente anche a grande distanza. 
