— 199 — 
Questo metodo dilatometrico richiede degli apparecchi speciali assai costosi e 
oltre ai lunghissimi calcoli necessari per ogni sperimento, il tempo che consuma è 
tale, che molti giorni bastano appena per lo studio esatto di una sola sostanza. Se 
dunque si avesse voluto radunare un grande materiale sperimentale, seguendo la strada 
indicata, sarebbe certo trascorso qualche anno, prima che il numero dei risultati rac- 
colti fosse stato tale, da permettere di tirarne qualche conclusione di generale im- 
portanza. 
Per queste ragioni io mi adoperai a cercare un metodo per la determinazione 
diretta dei pesi specifici dei liquidi al loro punto di ebollizione, che pure essendo 
di facile e brevissima esecuzione, non fosse però per nulla meno esatto del metodo 
antico. L'apparecchio immaginato per questo scopo ha la forma di un piccolo di- 
latometro. 
Fiaili La figura n.° 1 lo mostra in grandezza naturale. La graduazione fu 
fatta come segue: 
Pesata la boccetta vuota, s’ immerge nella neve e si riempie di 
mercurio purissimo fino al principio del collo dove è segnato il numero 
0°. Quando tutto ha preso la temperatura 0° e che il menisco è tagliato 
esattamente dalla linea 0° si prende fuori, si asciuga e si pesa. Da alcune 
determinazioni che tra loro differivano appena di qualche unità della 
quarta decimale e dopo fatta la correzione per il peso dell’aria, che era 
di gr. 0,0091 trovai, dividendo il peso trovato per il peso specifico del 
mercurio a 0°, che la capacità del bulbo è di 7,6263 cm. a 0°. 
Rimessa la boccetta piena di mercurio fino al punto 0° nella neve, 
s' introduce nel collo gr. 1,359 di mercurio che, essendo 13,59 il peso 
specifico del metallo, occuperanno lo spazio di un decimo di centimetro 
cubico. Indi s° immerge tutto il collo nella neve e dopo qualche tempo 
s’indica il limite superiore del filo metallico col numero 10. 
Lo spazio intermedio fra lo zero ed il dieci è diviso in 10 parti 
uguali, segnate coi numeri progressivi 0,1, 2,3....10, ognuna delle 
quali corrisponderà ad un centesimo di centimetrocubico. Ognuno di 
questi intervalli è diviso in 5 parti uguali, corrispondenti ad sn di cm., 
ma esse sono abbastanza larghe da potere con grande facilità e preci- 
sione leggere il millesimo di centimetrocubico senza fare uso di lente. 
Se dunque un liquido nella boccetta arriva col suo menisco ad un punto 
«qualunque della capillare, si vede a colpo d’occhio quanti centesimi e 
quanti millesimi di centimetrocubico vi si trovano sopra il punto 0°. 
Di più si conosce esattamente la capacità del vaso fino al punto 0° e 
così colla semplice addizione si può leggere il volume di un liquido con la preci- 
sione del millesimo di centimetrocubico. 
Questo piccolo apparecchio mi venne egregiamente eseguito dal Signor D.' Geissler 
di Bonn, ma come è ben naturale, non è possibile che la graduazione riescisse scru- 
polosamente esatta ed era perciò necessario di determinare l'errore e di stabilire 
una piccola tavola di correzione. 
