— 200 — 
Quest’ ultima, per il mio istrumento, risultò come segue : 
Io II. 
Peso corretto del mercurio fino al punto zero della 
scalati O 103,6863. 103,6879 gr. 
Capacità del bulbo fino al punto zero della scala t= 0° 7,6262 7,6264 cm. 
Capacicaae d20 CUOR * 7,6263 cm. 
Peso del mercurio dal punto 0° al punto 10° della 
SCARICO REIT 1,4460 © 1,4440 gr. 
Capacità di tutta la scala capillare da 0 — 10°, t= 0° 0,1063 : cm. 
Orma dalle 10 dizaon = 0090 0010 6 6 0 0 4 0,01063 » 
Ogni millesimo della scala diventa così. . . .... 0,00106 » 
meo. Per eseguire la determinazione del peso specifico di un 
liquido al suo punto di ebollizione, si riempie la boccetta 
del liquido a studiare e attaccandola alla pinzetta fig. 2, la 
sì sospende entro un manicotto di vetro sul fondo del quale 
si fa bollire una piccola quantità dello stesso liquido. I va- 
pori involgono la boccetta e si condensano sulle pareti del 
mantello, assai al di sopra di questa. Col riscaldamento il 
liquido nel bulbo si dilata, riempie la capillare e sgorga 
dalla boccetta. Quando si crede (dopo alcuni minuti) che il 
liquido abbia raggiunta la temperatura dei vapori che lo 
involgono, mediante il tappo al quale è attaccata la pinza, 
si alza la boccetta fino all’ orlo superiore del manicotto, si 
immerge una pipetta capillare nel collo e se ne estrae tanto 
liquido, che il menisco rimanga in un punto qualunque della 
capillare graduata. Indi si riabbassa subito la pinza, immer- 
gendo nuovamente il piccolo istrumento nei vapori della 
sostanza che bolle sul fondo del manicotto. Dopo pochi 
istanti si vede che il menisco nella capillare prende una 
posizione fissa, immobile; prova che il liquido nella boccetta 
ha preso esattamente la temperatura dei vapori che lo invol- 
gono. Dopo essersi bene assicurati della stabilità del menisco, 
si nota la sua posizione sulla scala della capillare, dalla quale 
mediante la piccola tavola di correzione menzionata, si 
deduce subito il volume occupato dal liquido al suo punto 
di ebollizione. Indi si estrae la boccetta dal manicotto, vi 
si mette il tappo e dopo asciugata e raffreddata, si pesa. 
Essendo conosciuto il peso della boccetta vuota, così trovo 
per differenza il peso del liquido che alla temperatura ° 
| occupava il volume V,, il quale peso dovrà correggersi per 
il peso dell’aria spostata dal liquido che si trova nella boc- 
cetta. Questa correzione, per le temperature ambienti e 
per le pressioni alle quali ho lavorato, porta un aumento di 0,0082 — 0,0075 gr. 
