— DI — 
Il bulbo F è immerso in vaso di vetro V ripieno di acqua, che insieme ad una 
scatola di cartone A lo preserva dalla irradiazione dell’ ambiente. 
Allorquando la spirale G è traversata da una corrente elettrica, l’aria del bulbo 
si riscalda, si dilata, e spinge innanzi l’indice M. Il modo d’innestare il tubo di 
vetro QQ sulla provetta mediante la scatola a gomma permette di adoperare tubi 
di diverso diametro e scegliere quello più appropriato all’ esperienza. Nelle mie ricerche 
ho adoperato un tubo di 1!/, mm. di diametro. Con una corrente fornita da quattro 
elementi Bunsen ordinari, bastava chiudere ed aprire il circuito della pila, colla mas- 
sima rapidità che si può ottenere, operando a mano, perchè l’indice M venisse sca- 
gliato con impeto fuori del tubo. Ma facendo passare la corrente solo per qualche 
millesimo di secondo, l’impulso dell’indice M era tale che la sua escursione rima- 
neva sempre nei limiti della lunghezza del tubo QQ e quindi l'apparecchio era adatto 
a funzionare. Adoperando dei tubi più sottili la sensibilità non aumenta, relativamente, 
perchè in questo caso, a volere che l’ escursione dell’indice si mantenga sempre nei 
medesimi limiti, rimanendo lo stesso il volume della provetta, bisogna che l’ aumento 
di pressione dell’aria interna, che costituisce la forza motrice dell’ indice, sia più 
piccola, mentre d’altra parte aumenta l'attrito di questo contro le pareti. Per avere 
una maggiore sensibilità converrebbe in tal caso, diminuire le dimensioni del bulbo 
ed aumentare la lunghezza del tubo. 
Per misurare con esattezza l’ escursione dell’ indice M, mi serviva di due micro- 
scopii K, ed L. Uno di essi, K, è fissato alla estremità di una tavoletta PP, l’altro 
è collegato colla madre di una vite micrometrica fissata sulla tavoletta stessa. 
Quest’ ultima poi è scorrevole sul piano dell’ apparecchio 00 parallelamente all’ asse 
del tubo. — Il microscopio K, porta un filo focale teso normalmente al tubo QQ, 
e l’altro L, è munito di un micrometro di un centimetro diviso in 100 parti. Gli 
assi dei due microscopî sono normali al tubo di vetro, ma non paralleli fra loro, 
ed in modo che si possono avvicinare fino a collimare contemporaneamente uno stesso 
punto del tubo QQ col filo focale dell’ uno, e collo 0° del micrometro dell’ altro. Questa 
posizione dei due microscopî era presa per punto di partenza nelle letture della vite 
micrometrica. Per determinare una escursione dell’ indice, porto il filo focale del micro- 
scopio K ad essere tangente al menisco m, quindi sposto l’altro di tanto, in modo 
che alla fine dell'escursione, l’immagine del medesimo menisco comparisca nel campo 
del micrometro di L. L'ampiezza della corsa è calcolata dal numero dei giri fatti 
dalla vite micrometrica, e dalla lettura del micrometro. Nel mio apparecchio il passo 
della vite era di !/, mm. ed ogni tratto del micrometro corrispondeva ad 1/19 di mm. 
È necessario ricorrere a questo modo di lettura perchè l’escursioni dell'indice non 
sono permanenti ma impulsive, e appena il filo di platino si raffredda per l’interru- 
zione della corrente, 1’ indice retrocede. 
Il tubo QQ fu precedentemente calibrato col metodo ordinario, facendovi scor- 
rere una colonnetta di mercurio, e per un tratto di 5, 0, 6 centimetri le differenze 
di sezione risultarono insensibili. Perciò in ogni esperienza procurai che l’ escursione 
avvenisse in quel tratto. A questo scopo aprendo la chiavetta S e aspirando o pre- 
mendo dolcemente l’aria interna mercè un tubo di vulcanite W, conduceva 1’ indice 
entro quel tratto, indi richiudeva la chiavetta. Così chiuso, ed essendo orizzontale 
