> 70 — 
soluzione del problema generale: si può subito prevedere che non si potrà ottenere 
una soluzione semplice e di. rigore matematico, in quanto che son troppe e troppo 
variabili le cause per le quali si dissipa col tempo la polarità: esso formerà il sog- 
getto di un’altra mia Memoria di prossima pubblicazione. 
La soluzione del primo di questi problemi è quella che maggiormente importa; 
si tratta infatti di determinare le leggi vere e proprie, le leggi elementari (in ordine 
al tempo) delle polarità galvaniche: era da supporre che esse fossero assai semplici 
considerando la natura di queste polarità. Il Maxwell nel cap. V. della parte II. del 
suo trattato della elettricità e del magnetismo riassume chiaramente le cognizioni che 
si hanno oggi sopra questo punto importante della scienza e prevede con molto acume 
alcun che di quelle leggi, senza indicarne veruna conferma sperimentale, tranne quella 
di poche esperienze del Varley (‘) eseguite con un metodo al quale si possono muo- 
vere troppe obbiezioni. 
In questa Memoria mi propongo di dare, con molta generalità, la soluzione del 
primo problema, quale essa risulta da una serie lunga e paziente di diligenti deter- 
minazioni, nelle quali ho impiegato oltre due anni. 
PARTE PRIMA 
Metodo tenuto in queste ricerche. 
Essendomi proposto di determinare la forza elettromotrice di polarità prodotta 
dal passaggio di una corrente elettrica (per un dato elettrolite con dati elettrodi ) 
per un tempo così breve che in tal tempo fosse trascurabile la distruzione della polarità, 
ho dovuto ricorrere ad apparecchi speciali, nessuno di quelli già esistenti potendo 
servire completamente allo scopo che mi proponeva. 
Nell'apparecchio da me adoperato si possono distinguere due parti: 
1. Un interruttore galvanico che serve a far passare per un dato tempuscolo 
la corrente polarizzatrice. 
2. Un apparecchio che serve a misurare la forza elettromotrice di polarità 
immediatamente dopo il passaggio della corrente polarizzante. 
InteRRUTTORE. — Mi occorreva un interruttore galvanico col mezzo del quale, 
per un tempo brevissimo, esattamente determinabile e variabile secondo i bisogni 
dell’esperienza, si potesse far passare la corrente per un voltametro. Fra i varî interruttori 
galvanici, alcuni dei quali assai pregevoli, come quelli del Bernstein, dell’Helmholtz, del 
Cazin, del Blaserna e del Felici, io ho preferito accostarmi alla disposizione di que- 
st’ultimo che mi parve il più esatto e di un uso assai facile, apportandovi però alcune 
modificazioni che mi parvero necessarie perchè potesse servire completamente allo scopo 
che io mi proponeva. 
I vantaggi che presenta l'interruttore Felici da me adoperato, sono: 1. Permette 
di far passare la corrente elettrica per un tempo piccolissimo (anche !/0000 di secondo) 
(') Varley, Philos. Mag. Fourth Series, Vol. XLI. pag. 312 (1871). Si veda anche la Memoria 
del Kohlrausch negli Ann. di Pogg. T. 147 pag. 301 anno 1872. 
