TIE 
assai grande acciò fosse piccolissima la velocità d'uscita del mercurio, ma non 
grandissimo acciò non fossero troppo sensibili le correzioni dovute allo spostamento 
dell’indice del calorimetro durante quel tempo. 
Nelle condizioni in cui esperimentava la durata di efflusso era da 15 a 30 
primi. Dopo questo tempo chiudevo l’uscita del mercurio girando, in senso contrario 
della freccia, la leva fi e caricandola di un peso, seguitava a leggere la posizione 
dell'indice del calorimetro che continuava a retrocedere regolarmente ancora per 
qualche tempo, passato il quale (15 a 80°) l’indice rimaneva perfettamente immobile, 
e di lì a poco riprendeva il solito movimento lentissimo e regolare che aveva in principio 
d’esperienza. Questi lentissimi spostamenti dell’indice del calorimetro furono ‘assai 
diligentemente indicati dal Bunsen stesso (*); a me fu impossibile evitarli quan- 
tunque io adoperassi della neve ben pura della quale avevo fatta provvista in grandi 
casse di legno, subito dopo caduta. Devo aggiungere che le temperature in questo 
inverno (nel quale ho fatto le esperienze) mi furono assai favorevoli; la tempera: 
tura dell'ambiente dove faceva le esperienze essendo di BOC decimi di grado o al 
più di un grado superiore a 0. 
Coll’apparecchie che io ho brevemente descritto io poteva valutare esattamente 
con un errore di certo non superiore a un due decimi del millimetro la pressione 
del mercurio che usciva, errore piccolissimo se si osserva che questa pressione era 
circa sette metri (ossi inferiore a O ) 
7000 23333 
Il mercurio uscito (circa 150 grammi) poteva pesarsi con grande esattezza, 
con un errore di certo inferiore a 5 milligrammi ossia con un errore relativo inferiore 
n 
° 150000. 
Infine la quantità di calore svolta in tali condizioni si poteva misurare con un 
errore che credo inferiore a ce Difatti lo spostamento totale dell’indice del mer- 
curio era in media 56 millimetri e si potevano con sicurezza misurare i decimi di 
millimetro per mezzo di un microscopio. 
Vero è che alle misure di pressione e di calore erano da. farsi alcune  corre- 
zioni che ora indicherò. 
Infatti la pressione misurata a principio della. esperienza, non rimaneva rigoro- 
samente invariata durante l’esperienza: il mercurio si abbassava nella campana I 
mentre il suo livello sì sollevava nel serbatoio di ferro contenuto nel calorimetro. 
Ma si poteva facilmente conoscere la differenza di livello » (espressa in metri) fra 
‘il mercurio della campana I e quello del serbatoio di ferro, dopo un numero # di 
secondi contati dal principio della esperienza. Chiamata s la sezione della campana 
e a quella del serbatoio di ferro, misurate in decimetri quadri, ed H la differenza 
di livello (in metri) al principio della esperienza; « l'efflusso del mercurio in un 
secondo (espresso in chilogrammi) e A il peso specifico del mercurio si aveva : 
URI 
10A Ls lo) 
I=4H 
(') Bunsen, loco citato. 
