gone 
ferro lungo 180 centimetri e di 20 millimetri di diametro interno, composto di due 
grosse canne da fucile riunite insieme per mezzo di viti con cuoio ecc.: il tubo 
s.d e è unito al rubinetto f di acciaio, a perfetta tenuta, munito di un foro 
di 18 millimetri di diametro ; il rubinetto è riunito ad un recipiente di ferro g 
di forma sferica, della capacità di un litro; in fine al recipiente g è riunito 
un tubo di acciaio H, verticale, e a pareti sottili (compatibilmente con la pres- 
sione che deve sostenere) di un diametro interno di 18 millimetri circa, il quale 
termina in basso con un tubo capillare di acciaio, per il quale deve fluire il mer- 
curio. Il diametro dei tubi Zc sd eg H contenenti mercurio è così grande, (mai 
inferiore a 18 millimetri) che si può esser sicuri che la totalità della pressione si 
esercita sul mercurio contenuto nel tubo capillare. 
Il recipiente gè circondato’ da un grande vaso cilindrico V che si empie di neve 
ben pura; ne contiene una tal quantità che possa nell’ inverno durare per qualche 
giorno, senza bisogno di rinnuovarla. Il tubo sde può scorrere verticalmente gui- 
dato da cuscinetti d sorretti da una staffa di ferro Gd solidamente fissata all’asta 
di legno ACDE; tutto il sistema del tubo sde, del rubinetto f e del recipiente g 
si appoggia ed è fissato con viti e con dadi al fondo del recipiente V e forma un 
tutto che può sollevarsi ed abbassarsi con una corsa di una trentina di centimetri, 
per mezzo di una binda mn e di sei guide w,t,w,t (delle quali due non si ve- 
dono nella figura) scorrevoli sopra tre cilindri verticali d’acciaio w,t, w,t,.... soli- 
damente fissati all'asta A BC DE. 
Il sollevarsi od abbassarsi del sistema sde fg HV è reso possibile dalla flessi- 
bilità del tubo di gomma, il quale passa, senza esser teso sulla gola di 4 grandi 
carrucole situate in uno stesso piano verticale, per impedire che il tubo di gomma 
nei movimenti del sistema prenda delle piezature troppo sentite. 
Sopra un banco solidamente fissato al suolo è un calorimetro Bunsen è (') cir- 
condato da un doppio vaso di zinco, il vaso esterno ha 45 centimetri di diametro e 
50 centimetri di altezza, quello esterno 23 centimetri di diametro e 37 centimetri d’al- 
tezza: il vaso interno comunica con l'esterno per mezzo del fondo che è munito di 
tanti piccoli fori dai quali può uscire l’acqua di fusione della neve che vi si col- 
loca: nell’intervallo esistente fra i due vasi si colloca altra neve od anche ghiaccio; 
questa serve a difendere dal raggiamento il vaso interno, nel quale la neve si può 
conservare così per molti giorni. Infine il vaso esterno G è ricoperto così esternamente 
come sul fondo da una veste di feltro spesso un centimetro come si usa pei calo- 
rimetri Berthelot (*). Infine si può spostare la posizione del calorimetro sul banco 
per mezzo di una vite op e di una manovella 09. 
La figura (8) indica la disposizione del tubo d’acciaio @ de de con dimensioni 
più grandi di quelle da me adoperate: la parte @ d per la quale comunicava col 
resto dell’apparecchio, era stata slargata internamente per modo che il mercurio non 
incontrasse resistenza sensibile che un po’ al di sotto del punto d: le pareti del 
(') Bunsen Pogg. Ann. CXLI pag. 1 e Bibl. Un. de Genève, 1871, T. 40 pag. 25. Vedi anche: 
A. Schuller e V. Wartha, Annal. der Physik und Chemie N. F. II. s. 359. 
(°) Berthelot, Essai de mécanique chimique TT. I. pag. 140 (Parigi 1879). 
