— 106 — 
viti al pilastro, può prestarsi ai piccoli movimenti orizzontali per la correzione 
dell’errore di azimut, mentre il cuscinetto occidentale può ‘prestarsi ai piccoli mo- 
vimenti verticali, necessari per la correzione dell’errore di livello. La rotazione dello 
strumento è dolcissima e regolare, non ostante il notevole peso di questo e l’attrito 
o pressione delle molle destinate ad impedire in esso gli spostamenti orizzontali. 
Flessione del cannocchiale. — Quantunque l’obbiettivo e il micrometro siano 
collegati fra loro con robusti tronchi di cono di ottone, fissati sopra un cubo metal- 
lico formante parte dell’asse di rotazione, pure in causa dell’eccedenza del peso del- 
l’apparato micrometrico su quello dell’ obbiettivo, il cannocchiale è soggetto a sen- 
sibile flessione, verificata, sia coll’osservazione di stelle, sia coll’uso di collimatori, sia 
finalmente coll’invertire nel tubo la posizione del micrometro con quella dell’obbiettivo ; 
e la costante della flessione determinata coi varìî metodi può ritenersi prossimamente 
eguale a + 0,94, dico  approssimativamente, per la grande difficoltà di ottenere 
l’ esatto valore di questo elemento. Il segno -- indica che la flessione nel nostro 
cannocchiale e coll’indicato micrometro aumenta le letture degli archi. 
Circoli sraduati. — All’estremità dell’asse di rotazione sono fissati due circoli 
di eguali dimensioni, portanti su lembo d’argento la divisione di 2’ in 2° d’una cir- 
conferenza avente per diametro 0",628; e queste divisioni sono veramente sorpren- 
denti per la loro regolarità e sottigliezza, ben inteso però che questa dichiara- 
zione mon esclude nelle divisioni stesse l’esistenza di quei piccoli errori accidentali 
e sistematici, che più o meno si riscontrano in tutti i circoli graduati, che vengono 
forniti anche dalle più accreditate fabbriche. Nelle osservazioni avrebbero potuto 
usarsi alternativamente i due circoli, per controllarne e in parte compensarne gli 
errori; ma per questo scopo sarebbe stato necessario che l’ uso. alternato dei due 
circoli fosse fatto in modo che ogni stella venisse osservata prossimamente lo stesso 
numero di volte con ognuno di essi, condizione quasi impossibile a verificarsi pel 
grande numero delle stelle da osservarsi, e pet la massima stabilita di distribuire 
le osservazioni di ogni stella possibilmente in varie stagioni dell’anno, per eliminare 
o compensare le possibili influenze di errori sistematici o costanti, dipendenti dalle 
condizioni atmosferiche. Perciò si è creduto di usare sempre lo stesso circolo, e pre- 
cisamente quello che trovasi dalla parte dell’obbiettivo del collimatore dell’asse di 
rotazione del cannocchiale, essendosi per apposite ricerche riconosciuti nella sua di- 
visione meno sensibili gli errori accidentali e sistematici. 
Per il compenso degli errori sistematici della divisione di questo circolo sarebbe 
stato utile di fare alternativamente le osservazioni col circolo all’est ed all’ovest; ma 
oltre alla difficoltà, opposta alla conveniente applicazione di questo processo dal 
troppo grande numero delle stelle e dalla voluta condizione di fare le osservazioni 
per ogni stella nelle varie stagioni, se ne incontrava un’altra non meno grave, quella 
cioè di dovere trasportare da un pilastro all’altro l’unico ‘apparato microscopico di cui 
è fornito lo strumento; il che richiedeva troppo lavoro e perditempo, senza escludere 
il pericolo di apportare alle osservazioni altri errori non trascurabili :  siechè fu 
stabilito che le osservazioni si facessero tutte col circolo all’est, riservandosi poi di 
ricorrere ad altro mezzo per la correzione o compensazione di quegli errori. 
Microscopî. — Le letture del circolo si fanno per mezzo di quattro mieroscopî 
