— 107 — 
distanti fra loro di 90°, fissati sopra un circolo od anello metallico strettamente col- 
legato col pilastro di marmo. Le viti micrometriche danno direttamente il secondo 
e per istima il decimo di secondo; il reticolo per la collimazione della divisione è costi 
tuito di due fili di tela di ragno a croce od X, sistema opportunissimo per la divi- 
. sione del nostro circolo, essendo i tratti o divisioni assai sottili e ben definiti; 
l'ingrandimento dei microscopî è di circa 30 volte. 
Al porta-microscopî sono applicati due sensibilissimi livelli per leo gli spo- 
stamenti angolari cui può andar soggetto, ma essendosi verificato con apposite ricer- 
che e confronti che le indicazioni di questi livelli, principalmente in causa delle 
variazioni di temperatura, non soddisfanno convenientemente allo scopo cui sono desti- 
nati, il loro uso venne del tutto abbandonato, ricorrendo invece per la determinazione 
del zenit o nadir istrumentale al metodo più diretto e sicuro della riflessione dei 
fili sull’orizzonte a mercurio, operazione che ripetevasi in ogni sera due, tre ed anche 
più volte, secondo la durata delle osservazioni e secondo lo stato termometrico do- 
minante nella camera meridiana. 
I valori in arco delle rivoluzioni delle viti dei microscopî vennero verificati 
varie volte durante il periodo di osservazione, ma siccome le differenze furono sempre 
trovate assai piccole e trascurabili, per la condizione stabilita di leggere gli archi . 
per ogni stella all’una od all’altra delle divisioni più vicine allo zero determinato col 
nadir in ogni microscopio, per cui la corsa della vite stessa era limitata a due ri- 
voluzioni, o a due divisioni successive; e venne perciò usato per la riduzione degli 
archi letti ai microscopì il valore medio delle rivoluzioni delle quattro viti 
I — 59", 248 
quale risultava dalle varie serie di osservazioni. . 
La ragione principale, per la quale venne stabilito di leggere gli archi per ogni 
stella, ‘0 sopra la. stessa divisione, o sulle due divisioni che comprendevano lo zero 
dei microscopî, fu quella di rendere più spedite e regolari le osservazioni, evitando 
‘il perditempo di fare in ogni osservazione la lettura sopra più divisioni, per es. sopra 
tre divisioni, od il pericolo che si sarebbe incontrato di probabili irregolarità o spro- 
porzioni nel numero delle osservazioni, che si sarebbero fatte per ogni stella sopra 
le varie divisioni, usate alternativamente nelle varie sere; inconveniente facilissimo 
a prevedersi in vista del grande numero delle stelle da osservarsi in ogni sera. 
Errori accidentali delle divisioni del circolo. — Adottando però tale me- 
todo di osservazione non si poteva sperare «alcun compenso degli errori acciden- 
tali del medio degli archi letti ai quattro microscopî sulla stessa divisione; ma sì 
stabilì di rimediare a questo inconveniente col determinare direttamente questi errori 
accidentali e le relative correzioni; operazione lunga e laboriosa, ma che avrebbe 
potuto eseguirsi a tempo opportuno e colla dovuta calma e precisione. 
Gli errori accidentali della divisione del nostro circolo sono abbastanza piccoli, 
per poter ritenere che nel medio delle letture, fatte ai quattro microscopî sopra un 
gruppo di tre o al più cinque divisioni, essi vengano molto approssimativamente 
compensati; e in relazione a ciò fu stabilito di valutare l'errore accidentale per ogni 
divisione, o piuttosto di ogni lettura fatta ai 4 microscopî, colla differenza fra l'arco 
