— 147 — 
succintamente queste norme senza occuparmi dell’esposizione delle ragioni speciali 
per le quali esse vennero adottate. 
Come pel primo Catalogo fu stabilito di prendere, come origine delle distanze 
zenitali apparenti, il nadir, o zenit istrumentale, determinato colla riflessione del filo 
equatoriale fisso, puntando i quattro microscopî costantemente sulle divisioni del 
circolo 11°.58‘, 101°.58', 191°.58' e 281°.58', e deducendo il nadir stesso dal me- 
dio di quattro successive letture, alternando in esse la posizione dell’osservatore 
dal nord al sud, quantunque per esperienza i risultati potessero ritenersi come 
sensibilmente identici; ripetendo poi questa operazione più volte in ogni sera, du- 
rante le osservazioni, per verificare le variazioni cui era soggetto il zenit istrumentale. 
Ogni stella doveva essere osservata almeno 20 volte; 10 direttamente e 10 per 
riflessione, facendone la collimazione col filo equatoriale in grande prossimità al me- 
ridiano, per evitare l’influenza di una possibile inclinazione nel filo stesso; e appunto 
per questa condizione, e per altre già accennate nella prefazione al primo Catalogo, 
venne stabilito che in ogni passaggio, specialmente per le stelle lontane dal polo, 
dovesse osservarsi la stella soltanto direttamente o soltanto per riflessione, alternando 
possibilmente di sera in sera le osservazioni dirette colle riflesse. 
Per ogni stella la lettura dell’arco doveva farsi ai quattro microscopî e costan- 
temente sulla divisione del circolo più vicina alla posizione della vite corrispondente 
al nadir, oppure sull’una o sull’altra delle divisioni del circolo, fra le quali era com- 
presa la detta posizione della vite del microscopio. 
Anche le stelle circumpolari dovevano osservarsi soltanto nel loro passaggio supe- 
riore per evitare l’incertezza delle rifrazioni, e per ottenere possibilmente la sim- 
metria fra le osservazioni al sud ed al nord rispetto al zenit. 
Trovandosi il nostro Osservatorio a circa 41°.54/, di latitudine nord, restavano evi- 
dentemente escluse da questa condizione di simmetria le stelle distanti dal polo meno 
di 6°, a meno che non si fossero estese le osservazioni delle stelle fondamentali fino 
a 6° sud; operazione che non fu eseguita, perchè giudicata al nostro scopo non necessaria, 
per ragioni che verranno in seguito esposte. 
Il barometro, il termometro interno e il termometro esterno dovevano leggersi 
con sufficiente frequenza, specialmente nelle notti di rapide variazioni di pressione 
atmosferica e di temperatura, per avere i dati necessarî al calcolo delle rifrazioni. 
Finalmente i valori in arco delle rivoluzioni delle viti dei microscopî dovevano 
verificarsi di tratto in tratto durante il periodo delle osservazioni, per verificare le possi- 
bili variazioni nel medio valore delle rivoluzioni delle quattro viti, dal quale doveva 
dedursi la distanza della divisione letta per la stella dalla divisione dello zero dei 
microscopî; quantunque una qualche incertezza in questo elemento ben poco avrebbe 
potuto influire sulla riduzione dell’arco misurato coi microscopî, perchè non mai mag- 
giore di 1’, od al più di 1’,5, e cioè di una, od una e mezzo rivoluzione delle viti. 
Le osservazioni da farsi sopra ogni stella dovevano ripartirsi fra i tre osserva- 
tori dott. Giacomelli, dott. Di Legge e prof. Respighi, in modo da compensare possibil- 
mente i loro errori personali relativi, quantunque da molti confronti fatti fosse stato 
dimostrato, che tali errori potevano ritenersi, come assai piccoli e quasi trascurabili, 
tanto in riguardo al modo di collimare le stelle e il nadir, quanto in riguardo al 
modo di collimazione e di lettura ai microscopî. 
