— 284 — 
bilancia idrostatica. Mediante un cavaliere di alluminio, essa ci consentiva di apprez- 
zare il milligrammo, anche con un carico piuttosto forte. Per porla al riparo da 
ogni scossa, la bilancia era stata collocata su di una solida mensola di marmo 
infissa in un muro principale del laboratorio. 
Dall’ uncino posto al di sotto d’ uno dei piattelli discendeva un lungo filo assai 
sottile di pakfong argentato, al quale era appesa una campanella di vetro destinata 
a contenere la sostanza da studiarsi. A questa stessa campanella stava attaccato 
inferiormente un pezzo di piombo che serviva come zavorra. Le cose erano disposte 
in modo che la campanella era facilmente capovolgibile, cioè poteva collocarsi 0 
colla bocca rivolta all’ insù ovvero colla bocca rivolta all’ ingiù : la prima disposi- 
zione si adottava quando il corpo da studiarsi era più denso dell’acqua, la seconda 
quando il corpo era specificamente più leggero. 
La campanella, il pezzo di piombo ed una piccola parte del filo di pakfong 
(che si procurava fosse sempre la stessa) venivano immersi in un vaso cilindrico 
pieno d’acqua, la quale era stata accuratamente privata d’aria mediante prolungata 
ebollizione sotto la macchina pneumatica. Siccome il vaso contenente quest’ acqua 
era di vetro assai sottile, così per proteggerlo da qualsiasi urto accidentale, era 
avviluppato da un altro vaso di latta di dimensioni pochissimo superiori. Questo 
vaso alla sua volta era collocato nella parte centrale di un gran ‘bagno destinato 
al riscaldamento. Tale bagno era a doppie pareti; lo scompartimento interno con- 
teneva acqua, e lo spazio annulare esterno conteneva semplicemente aria. 
Il riscaldamento veniva operato da una, talvolta anche da due lampade Bunsen, 
collocate al di sotto del bagno. Esse potevano venire alzate od abbassate a volontà ; 
di più le fiamme stesse potevano essere molto bene regolate mediante viti di pres- 
sione a corto passo applicate ai tubi di gomma adduttori del gas. 
Per mantenere poi uniforme la temperatura servivano due agitatori; uno pic- 
colo d’ ottone collocato nel vaso contenente l’acqua privata d’aria e 1’ apparecchio 
su descritto; l’altro più grande di ferro collocato nell'acqua del bagno di riscalda- 
mento. È superfluo il dire che ogni qualvolta il giogo della bilancia veniva liberato 
dalla forchetta per fare le pesate, era necessario sospendere dall’agitare per non 
turbare l’equilibrio della bilancia. 
Di più, ad impedire che correnti di vapore o d’ aria calda inalzandosi dal 
liquido riscaldato, producessero perturbazioni nocive alla bilancia, ciascun piattello 
di questa fu circondato da un largo vaso cilindrico di vetro, entro cui era libero 
d’ alzarsi o d’abbassarsi ; quello collocato al disotto del piattello da cui pendeva 
l’apparecchio, aveva inferiormente un piccolo foro che permetteva il passaggio al filo 
di pakfong. E per premunirci sempre più contro le correnti d’aria, specialmente | 
riguardo all’ultimo piattello, il quale per trovarsi direttamente al di sopra del bagno, 
vi era maggiormente esposto, abbiamo anche collocato sotto di esso un largo scher- 
maglio di latta fisso orizzontalmente ad un sostegno, con un piccolo foro centrale. 
pel passaggio del filo metallico. 
Le esperienze preliminari sopra accennate mostrarono che tutte queste precau- 
zioni soddisfacevano perfettamente allo scopo, cosicchè era lecito sperare con tale 
disposizione d’apparecchi buoni risultati. 
