— 371 — 
s (fig. 2) (*) viene fissato sopra una faccia d’ uno dei pezzi di ferro P,, già descritti, 
mediante un piccolo contorno di cera. Di fronte ad esso giunge un pezzo di ferro 
AB espressamente costruito, avente la forma di tronco di cono, ed applicato al se- 
condo pezzo polare Pi. Il pezzo AB destinato ad aumentare la magnetizzazione dello 
specchio, costituisce un prolungamento della sporgenza tronco-conica del pezzo Pi; 
in esso è praticato un foro conico , il cùi diametro alla estremità è di 3"®, e che 
si allarga fino a 13" in corrispondenza del foro praticato nel pezzo Pi. Infine, fra il 
pezzo AB e lo specchio s è collocato un cartoncino c forato nel mezzo, grosso circa 
1e“%, senza del quale il pezzo PB si precipiterebbe sullo specchio, non appena si 
chiudesse il circuito della pila in quello dell’elettrocalamita. 
Come è facile prevedere teoricamente, vi è una grossezza del cartone c, dipen- 
dente dal diametro del foro del pezzo AB, la quale dà il massimo effetto; questa 
grossezza nel caso mio era appunto di un millimetro circa. 
La parte ottica dell’apparecchio, oltre che dallo specchio s, è costituita da un 
portaluce che manda nella camera buia ove si opera un fascio orizzontale di raggi 
solari, e da diversi pezzi tolti in gran parte da un saccarimetro Soleil. 
I raggi solari R (fig. 2) diretti perpendicolarmente all’asse del foro praticato 
in Py e nello stesso piano orizzontale, incontrano dapprima una lastrina di vetro 
giallo /, poi un prisma di nicol Nj che fa da polarizzatore, quindi un diaframma 
M, ed una lastra di vetro a faccie parallele V inclinata a 45°. La luce che si ri- 
flette sulla prima faccia della lastra V cade sullo specchio s, e dopo esservisi riflessa 
attraversa la lastra V, ed infine passa per un sistema analizzatore formato da un 
nicol Ns e da un piccolo cannocchiale C, mobile al centro d’un circolo graduato 
G insieme ad un nonio n che dà i 3 minuti. 
Il diaframma M non è altro che un cartoncino con un foro circolare di 4°, 
metà del quale è coperto da una laminetta di mica di mezz’onda per la luce gialla. 
Con questa lamina cercai d’imitare le condizioni di un prisma di Jellet, o in ge- 
nerale degli analizzatori a perombra, come sarebbe quello di Laurent, e si adopera 
nel modo che sarà fra poco descritto. 
6. Preparazione dell'esperienza. — Per disporre le cose a dovere, bisogna dap- 
prima togliere di posto il diaframma M, e sostituirlo con un semplice cartoncino fo- 
rato; poi si spostano i varî pezzi in modo che il raggio riflesso dal vetro V cada 
normalmente sullo specchio. È facile soddisfare a questa condizione facendo coinci- 
dere le regioni del vetro V illuminate, l'una dai raggi solari provenienti dal pola- 
rizzatore, e l’altra da quelli riflessi dallo specchio s, le quali regioni sono rese visi- 
bili dal pulviscolo che più o meno aderisce al vetro. 
Applicando quindi l’occhio al cannocchiale C, il cui oculare si è posto a tale di- 
stanza dall’obbiettivo, da mostrare distintamente il foro del cartoncino posto in M, 
appariscono in generale più immagini del medesimo, dovute a riflessioni multiple 
sulle due faccie del vetro V. Ma è facile far cadere nel mezzo del campo la più 
brillante, che è quella che proviene dai raggi che hanno seguìto il cammino indicato 
nell’articolo precedente. 
(') Nelle figure 2,3, 4 e 8, i due circoli punteggiati servono ad indicare le faccie superiori dei 
cilindri di ferro AB, CD della fig. 1, sui quali i pezzi P,, P, sono collocati. 
