— 426 — 
Varie applicazioni dello stromento Bellani. 
2. Anzi le applicazioni di questo congegno, da lui già intravedute, possono es- 
sere molte. Ad esempio, se la bolla A si troverà esposta in un ambiente a tempe- 
ratura variabile, mentre la B, coll’annesso cannello C, starà in altro ambiente a 
temperatura costante e sempre però inferiore a quelle via via verificatesi nel primo 
ambiente, dal volume di liquido raccolto in C si argomenterà la somma delle calorie 
che in un dato tempo di osservazione penetrarono in più in A che non in B: e così 
sì avrà un collettore differenziale del calore. 
Che se la A, essendo annerita, avrà una facoltà assorbente pel calor radiante 
maggiore di quella della B lasciata diafana, stando nerò le due bolle nello stesso 
ambiente, il volume del liquido distillato in C rappresenterà l’eccedenza delle calorie 
penetrate in un dato tempo nella bolla nera rispetto a quelle accolte nella lucida; e 
con ciò si avrà un opportuno lucimetro collettore. 
Se invece la B sarà rivestita da mussolina, mantenuta continuamente bagnata 
con acqua distillata, nel mentre la A starà asciutta e trasparente, si raccoglierà in C 
quel volume di liquido che corrisponderà alle calorie di vaporizzazione dell’acqua, che 
mano mano va svaporando sulla detta mussolina, in relazione alla secchezza relativa 
dell’aria ambiente; e con ciò si avrà uno psicrometro collettore. 
Qualora poi il tubo di comunicazione fra le due bolle fosse verticale, e la A du- 
vante un giorno soleggiato stesse entro l’aria libera, e poco al di sopra del suolo, 
e la B ad un'altezza maggiore di alcuni metri, essendo entrambe le bolle lucide ed 
asciutte, si avrà la misura dell’eccesso del calore accolto nello strato d’aria contiguo 
al suolo, rispetto a quello accolto in egual tempo nello strato orizzontale superiore. 
Finalmente se, durante una notte serena, la A starà entro il suolo a poca profon- 
dità, e la B starà nell'aria sovrastante al suolo ed a qualche distanza da questo, si 
avrà la misura del calore irradiato in più verso lo spazio celeste dalla A su quello con- 
servato entro lo strato superficiale del suolo. 
3. Queste diverse applicazioni del detto strumento il Bellani le aveva accennate in 
una Memoria, pubblicata negli Annali di agricoltura del 1834, poco prima che morisse. 
Quand’ io nel 1876 fui invitato a mandare a Londra gli strumenti che avessero qualche 
valore per la storia della scienza, inviai a quella esposizione le fotografie di due appa- 
ratini, l’uno destinato a fare da lucimetro, e l’altro da psicrometro, conformi agli stru- 
menti Bellani, conservati nel gabinetto di fisica della Università di Pavia. 
Di ritorno dalla detta esposizione sentii la convenienza di sottoporre a studio quegli 
apparati, tanto per rispetto alla forma e alle dimensioni delle varie loro parti, quanto 
per rispetto al liquido da introdurre in essi, esponendoli in aria libera ed a pieno 
sole, in ampî giardini, cd in aperto campo. La lunga serie delle osservazioni e dei 
risultati ottenuti, venne da me esposta nei Rendiconti dell’ Istituto lombardo ('), negli 
Annali della meteorologia italiana (*), ed altrove. 
(') Su due strumenti meleorologici ideati da Angelo Bellani. Rendiconti del R. Istituto lombardo, 
gennaio 1877. — Pregi di due stromenti meteorologici del Bellani. Ibidem, dicembre 1878. 
{*) Osservazioni meleorologiche a servizio dell'agricoltura. Supplemento I alle Memorie della 
