— 439 — 
Fi6. 2. conveniva che gli assi di tali serbatoi fossero inclinati secondo la lati- 
Lucimetro collettore tudine dei luoghi, il che rendeva malagevole così la costruzione come 
l’impiego dello stromento. 
Importa però che le bolle di questo lucimetro abbiano un dia- 
metro interno non minore di 5 centimetri, qualora si voglia che esso 
possa durare per un intero giorno d’estate, ed affinchè esse abbiano 
modo di dare una distillazione graduata, attraverso ad un tubo di co- 
municazione di almanco 5 mill. di diametro. Ed in tal caso converrà 
che il cannello volumetrico abbia una lunghezza utile non minore di 
centim. 40, ed un diametro compreso tra 5,5 e 6 mill. se trattasi di 
alcole etilico, e di 3,5 a 4 mill. se trattasi di acqua. 
‘In ogni caso poi il volume del liquido da introdurre nel lucimetro 
deve rispondere soltanto a poco più della metà della capacità della 
bolla nera. 
È 17. Tentai modo di sottrarre le superficie delle due bolle all’azione 
della varia umidità ed agitazione dell’aria ambiente, ricoprendo le bolle 
Fao con altre di maggior diametro, e vuotando d’aria l’intercapedine fra le 
loro superficie (l’interna della involgente e l'esterna della involuta) come 
si pratica nell’attinometro inglese ed in quello di Marié Davy. Questa 
Lil 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
300 
mnpini 
DICH 
Ti 
CONC 
[atti 
I 
Izlioo precauzione però, se può dirsi necessaria per misure attinometriche 
Î assolute a servigio della fisica terrestre, non lo è altrettanto per le mi- 
È sure lucimetriche a servigio della meteorologia agraria, per la quale 
5, occorre uno stromento poco costoso, e di facile maneggio ed esposizione, 
sila come non lo sarebbe più coi detti inviluppi alle bolle. Oltre che, per 
rel rapporto di 1:6. le applicazioni alla fisiologia vegetale ed all’agraria, volendosi determi- 
nare le calorie assorbite in più sotto l’azione della luce solare dalle parti verdi 
dei vegetali, cioè anzitutto dalle foglie, in confronto alle parti sprovviste di clorofilla, 
conviene che le superficie delle due bolle siano esposte liberamente all'aria, come 
lo sono le foglie delle piante che subiscono del pari rapide variazioni nella tem- 
peratura, nella umidità e nell’agitazione dell’aria. 
Ed in vero avevo già provato (') che l’attinometro Marié Davy, appunto perchè 
munito dei grossi inviluppi vitrei, destinati a formare un’ atmosfera vuota d’aria in- 
torno alle bolle termometriche, riusciva 4 a 5 volte più pigro del lucimetro Leslie, 
pel risentire le repentine variazioni nello stato di luminosità del cielo. E di certo 
le sottili bolle de’ miei lucimetri Bellani non sono meno pronte al risentire siffatte 
rapide variazioni di quanto lo siano quelle del lucimetro Leslie, da me impiegato nei 
detti confronti. Perciò, sempre inteso per la meteorologia agraria, non conviene com- 
plicare inutilmente ed anzi svantaggiosamente il lucimetro collettore. 
D'altra parte poi esponendo due lucimetri, già paragonati fra di loro per de- 
terminarne le costanti, l’uno scoperto, come di solito, l’altro invece situato nel mezzo 
di un ampio tubo di vetro, aperto alle due basi, di un diametro di oltre un deci- 
metro e di una lunghezza doppia di quello dello strumento da proteggere, per modo 
(') Nella Nota succitata del dicembre 1878 del r. Istituto lombardo, 
