ORE 
che l’aria interna vi avesse un libero movimento di accesso e di efflusso nel senso 
verticale, osservai che in giornate molto ventilate, con una esposizione nel resto 
affatto conforme, e sebbene il grado di agitazione dell’aria ed anche la temperatura 
variassero notevolmente all’ intorno dei due strumenti, tuttavia le loro indicazioni 
lucimetriche procedevano con bastevole accordo, come quando stavano entrambi esposti 
all’aria liberamente mossa senza alcun ritegno. 
Preparazione delle bolle. 
18. Fin qui abbiam parlato di dolla nera e di bolla lucida, volendo signi- 
ficare che la prima sia dotata d’una notevole facoltà assorbente pel calore radiante, 
e che l’altra sia transcalescente, come l’aria ed il vetro. Ora dobbiam dire più in parti- 
colare di queste qualità. 
Pel caso di un lucimetro scientifico, è evidente che l’una bolla dovrebb’essere 
ricoperta di uno strato regolare di nero fumo e l’altra d’uno stratello d’argento gal- 
vanico ; per conservare le quali converrebbe involgerle in altra bolla vitrea di maggior 
diametro. 
Ma, come abbiam detto poco sopra, questi inviluppi tolgono sensibilità al luci- 
metro, e rendono lo strumento troppo dispendioso e di men facile maneggio per gli 
usi della meteorologia agraria. Per questa adunque conviene trovar modo di avere 
una superficie nera, poco alterabile colle vicende atmosferiche, e di preparazione ben 
determinata. 
Dapprima tentai diverse vernici con nero fumo, come già aveva fatto il Bel- 
lani. Alcune di esse resistono per qualche tempo all’avvicendarsi della pioggia e del 
sole; ma a lungo andare, si screpolano o si increspano alla superficie. Pensai 
quindi di usare il vetro nero per soffiare una delle bolle del lucimetro. Ma il notevole 
diametro della bolla così soffiata (di 5 cent.) rende difficile l’ottenere una sufficiente 
eguaglianza non solo di grossezza, ma ancora di colorito, sia nell'insieme della stessa 
bolla, sia da una ad altra bolla; cosicchè la comparabilità nel potere assorbente pei 
raggi termici, che è pur cosa, più che desiderabile, necessaria, non può essere facil- 
mente raggiunta. Tuttavia, qualora un artefice acquisti una tal quale pratica nel 
preparare codeste bolle, può riescire a superare tali difficoltà : ma allora la bolla 
non può essere tanto sottile quanto sarebbe opportuno per la sensibilità dello stru- 
mento medesimo. 
Ultimamente mi sono appigliato a quest’altro processo. Si argentano galvanica- 
mente tutte e due le bolle, ed insieme il cannello che le congiunge, con uno stra- 
terello continuo e non troppo sottile, affinchè esso acquisti buona aderenza colla 
superficie vitrea. Di poi la bolla superiore e la parte contigua del cannello di comu- 
nicazione Viene annerita col bagnare a caldo la superficie argentea con cloruro di 
platino, oppure di antimonio, che comunicano un colorito nero metallico ben distinto 
alla superficie medesima. In tal modo si hanno due bolle, l’una nera dotata di una 
facoltà assorbente ben determinata, e l’altra di una facoltà riflettente che può dirsi 
massima: oltrechè queste superficie metalliche resistono inalterate alle vicende dell’at- 
mosfera, 
