— ddl — 
Attinometro dell’ Hirn. 
19. Per ultimo convien ricordare alcuni studî analoghi, fatti all’estero, e posteriori 
però ai predetti. 
Nei Comptes rendus dell’Accademia di Francia del febbraio 1884, l’Hirn pub- 
blicò una Nota su di uno strumento, ch’ egli chiamò attinometro totalizzatore asso- 
luto, è del quale riproduciamo una breve descrizione. Esso consiste in una cucurbita 
cilindrica di rame, colla superficie annerita, del diametro di cent. 10, lunga cent. 60, 
e terminante superiormente in un tubo del diametro di cent. 5, il quale, ripiegandosi, 
immette in un lungo serpentino a rapido passo, avente una superficie totale 25 volte e 
mezzo maggiore di quella della cucurbita. 
 Esponendo questa a libero sole, col suo asse diretto parallelamente a quello 
della terra, secondo la latitudine del luogo; collocando il serpentino condensatore 
in un luogo sempre ombreggiato e dove riesca facile il determinarne la tempera- 
tura, e facendo sboccare l’estremo inferiore del serpentino entro un tubo di vetro, 
ben calibrato ed alto cent. 80, si avrà modo di misurare il volume del liquido 
evaporato nella cucurbita esposta al sole, condensato nel serpentino, e raccolto nel tubo 
volumetrico. 
Al fondo di questo tubo è adattato un tubo di stagno, munito di chiave, per 
mezzo del quale, compiuta l’osservazione di un giorno, si può far rientrare il liquido 
nella cucurbita, la quale è perciò disposta ad un livello inferiore a quello della 
base del detto tubo misuratore. Per tal modo si può di poi ricominciare una nuova 
osservazione, e così via, sempre giovandosi dello stesso liquido, il quale passa alter- 
nativamente dalla cucurbita al tubo volumetrico, e da questo a quella. 
Da codesta descrizione è facile rilevare che l’attinometro dell’Hirn, sebbene con 
una maggior complicazione, nelle sue parti essenziali risponde al lucimetro Bellani. 
Due obbiettivi guidarono l’Hirn nella costituzione del predetto suo atti- 
nometro, cioè : che il condensatore avesse una superficie molto maggiore di quella 
del vaporizzatore (la cucurbita), e che fosse ben determinata la temperatura del con- 
densatore durante la osservazione, 
Il primo di questi obbietti ha certamente un gran valore per rispetto alle mo- 
trici a vapore, nelle quali Ja densità massima di questo essendo ragguardevole, e 
quindi anche notevoli le calorie dal medesimo emesse nell’atto della sua condensa- 
zione, occorre appunto che il refrigerante abbia una superficie molto più estesa di 
quella del liquido evaporante nel bollitore. Laddove, nel caso nostro, le temperature 
di vaporizzazione e di condensazione differendo di poco fra loro ed essendo in gene- 
rale molto lontane da quella della ebollizione del liquido contenuto nel lucimetro, 
l’anzidetta condizione si rende men necessaria, anzi di poco momento. D'altra parte, 
anche nel lucimetro Bellani, volendo tenerne conto in qualche parte, potrebbesi dare 
alla bolla lucida un diametro maggiore di quello della bolla nera, nei limiti però 
della possibilità di soffiare le due bolle con pareti pressochè egualmente sottili ; 
affinchè lo stromento non perda quella sensibilità e prontezza che lo rendono tanto pre- 
gevole, anche per la sua semplicità di costituzione. 
Quanto alla scelta del liquido pel suo attinometro l’Hirn osserva che l’acqua 
CLASSE DI SCIENZE FISICHE ecc. — MEMORIE — Von. I°. 56 
