— 125 — 
Tutti questi valori, relativi a piccole cariche, danno per media di K un valore 
| poco superiore a 2, ma se ben si considerano si trova che non sono fra loro per- 
fettamente di accordo; percui mi rimaneva nell’animo sempre un certo dubbio sulla 
assoluta esattezza della legge. 
E finalmente dopo molti tentativi e dopo un esame minuto dell’ articolazione 
dell’elettrodo mobile del pallone mi venne fatto di osservare in essa delle erosioni 
prodotte da scintille che vi si generavano, le quali dovevano necessariamente assorbir 
parte dell'energia della scarica, senza produrre riscaldamento corrispondente del ter- 
mometro nel momento della scarica istessa. Per evitare adunque questo inconve- 
niente, che mi accorsi essere gravissimo, io fui costretto a modificare il mio termo- 
metro eccitatore; e lo costruii nel modo che dirò qui appresso. 
PARTE II. 
Nuovo termometro. Questo apparecchio è espresso dalla figura 2 ed è formato dal 
consueto pallone di vetro T sostenuto per le sue due tubolature da lastre di ebanite / 
ed! che formano parte del suo sostegno in legno Is. Il pallone porta masticiato un 
rubinetto di bronzo n ben lavorato, il quale è fissato in una striscia di ebanite così 
da impedire al pallone di ruotare intorno al proprio asse ee. Il rubinetto inoltre 
è unito con un tubo di gomma al cannello di vetro nc, e contiene l’indice del 
consueto liquido glicerico il quale trovasi nel bicchierino c. I due elettrodi e ed e! 
penetrano nel termometro attraverso tappi di sughero stretti e stuccati così nelle 
tubulature, con mestura di cera sego ed olio da tener l’aria. Questi elettrodi sono 
piegati come indica la figura, nelle articolazioni a ed @ ove sono saldati; e 
l'uno di essi, ca è fissato nella posizione espressa dalla figura e l’altro e, per 
mezzo di una bacchetta di vetro verniciata è, conficcata nella palla corrispokdente e', 
può girare intorno al proprio asse in maniera d’ allontanarsi od avvicinarsi col suo 
estremo e all’altro fisso a. Il braccio ea di quest’ ultimo è formato da un tubo 
di rame che si apre nel pallone, e porta saldato in e una palla di ottone di 30mm 
di diametro che forma un rubinetto ; il cui nucleo è lavorato in modo da completar 
la sfera, e può girarsi solo per mezzo di un cacciavite. Tal rubinetto serve a dis- 
seccare il pallone ed a riempirlo di gas; perciò vi si adatta a vite un porta- 
caoutchouc, quale si vede nella figura, e per esso si fa passare una corrente di 
azoto secco che gorgoglia nel bicchierino c. Finita l'operazione si aspira con una 
palla di gomma n po’ di gas, così da sollevare 1’ indice in cn, si chiude il ru- 
Binetto, si toglie il porta-caoutchoue e vi si sostituisce una vite che chiude il foro 
corrispondente e completa la sfera e. In cotal modo il rubinetto non presenta spor- 
genze e le fughe dell’elettricità sono diminuite al possibile. L’altro elettrodo e del 
pari è terminato da una sfera d’ottone eguale alla precedente, la quale come il ru- 
binetto e porta un serrafilo con testa sferica come è indicato nella figura. Per essi 
serrafili si uniscono dei fili di rame al pallone, i quali al momento della scarica, si con- 
giungono alla batteria con contatti a mercurio e poi, opportunamente movendo la 
bacchetta 3, si chiude il circuito fra # ed a'. In tal guisa gli inconvenienti lamentati 
