Die Verwitterungsprodukte des Magnesiaglimmers. 557 
Abnahme der Lichtintensität des reflektierten Strahlenkegels die 
Beobachtung der Grenzkurven unmöglich macht. Es bleibt die 
Messung der Brechungsindices daher auf die schwächer ab- 
sorbierten Strahlen beschränkt. 
Von den zur Messung dienenden Instrumenten stand mir 
ein Krystallrefraktometer neuester Konstruktion nach ABBE- 
PULFRICH zur Verfügung, dessen Anwendbarkeit noch möglich 
ist bei Flächen von etwa 1 qmm Größe, sofern sie gut plan 
sind!). Es kam daher in erster Linie darauf an, Präparate 
mit möglichst planen Flächen und von entsprechender Größe zu 
erhalten. Wie schon die mikroskopische Untersuchung der 
Krystalle im Gesteinsdünnschliff vermuten läßt, ist dies aber 
mit großen Schwierigkeiten verknüpft. Die direkte Benutzung 
von Spaltplättchen ist ausgeschlossen, da die Krystalle in der 
Basis wellenförmig gekrümmt sind. Schleifen und Polieren mit 
Smirgel und Wasser oder auch nur mit Wasser auf der Glas- 
platte führt eher zur Zerstörung der Krystalle als zur Erzeugung 
planer Flächen — infolge der hervorstehenden Feldspat- und 
Quarz- ete.-Einschlüsse. Nur durch sehr vorsichtiges trockenes 
Schleifen auf einer matten, ebenen Glasplatte und leichtes Polieren 
auf Leder mit Pariser Rot gelangte ich nach oft wiederholten 
. Versuchen zum Ziel (von etwa 60 Plättchen gelang es, 7 brauch- 
bare Präparate herzustellen). 
Aus dem Grenzwinkel i der totalen Reflexion und dem 
Brechungsexponenten N der Halbkugel des ABBE-PULFRICH’schen 
Krystallrefraktometers berechnet sich der Brechungsexponent n 
der untersuchten Platte nach der Formel: 
u INESingIE)). 
Zur Bestimmung der Hauptbrechungsindices doppelbrechender 
Krystalle stellte man nach dem bisher üblichen Verfahren auf 
die Umkehrlagen der Grenzkurven ein und erhielt somit an allen 
Krystallflächen die Hauptbrechungsindices, bei zweiachsigen im 
allgemeinen noch einen zweiten mittleren Wert neben «, ß, y. 
Durch dieses Verfahren erscheint aber die Möglichkeit der 
Anwendung des Krystallrefraktometers in doppelter Hinsicht 
beschränkt. 
Einmal ist es, beiläufig bemerkt, nur möglich, Brechungs- 
1) Vergl. Errner, Grorn’s Zeitschr., Bd. XXX, S. 122, 1898. 
2) Ozarskı, „Krystallrefraktometer nach Asse.“ Zeitschr. für 
Instrumentenkunde, 1890, S. 250. 
