Die Verwitterungsprodukte des Magnesiaglimmers. 563 
Um das Achsenbild zu erzeugen, benutzte ich :ein starkes 
Objektiv (Brennw. 1,86 mm; num. Apertur 0,74) nebst ent- 
sprechendem Kondensor (num. Apertur 1,4) und ein für mikro- 
skopische Achsenwinkelmessungen von Herrn Dr. S. Czarskı!) 
neu konstruiertes Okular, über dessen Konstruktion ich Herrn 
Dr. Czarskı nachfolgende Mitteilung verdanke: „Der Apparat 
ist eine Art Achsenbilder-Okular (Fig. 2). Er besteht aus einem in 
den Tubus des Mikroskops einsetzbaren — und gegen Drehungen 
in der üblichen Weise durch ein in den oberen Tubusrand ein- 
greifendes Stiftchen gesicherten — etwa 9 cm langen Rohr, das 
an seinem unteren Ende eine in Hülse verschiebbare Amıcı- 
BERTRAND’sche Linse, darüber in der festen Hülse einen Ana- 
lysator A und über diesem wiederum eine kleine Irisblende I 
enthält. Letztere ist mittels des oben aus dem Tubus heraus- 
ragenden Knöpfchens % zu manipulieren. (Die Bewegung des 
Knöpfchens wird auf den Mechanismus der Iris durch ein in das 
Hauptrohr eingestecktes Hilfsrohr übertragen).“ 
„In eine tellerförmige Ausdehnung 7 am oberen Ende des 
Rohres läßt sich die Meßvorrichtung nebst Okular einstecken 
und darin mit mäßiger Reibung drehen, so daß die Messungen 
in jedem Azimut ausgeführt werden können.“ | 
„Die Meßvorrichtung ist ein dem vorliegenden Zweck ent- 
sprechend vereinfachtes Okularschraubenmikrometer. In einem 
parallelepipedischen Kasten X ist ein Faden mittels Zahn und 
Trieb (Knopf X, Fig. 2,,) beweglich. Seine Lage wird an einer 
mit Nonius versehenen Teilung M auf 0,05 mm genau abgelesen. 
Diese Ablesung von außen hat sich als merklich vorteilhafter 
erwiesen als die unmittelbare Ablesung an einer im Gesichtsfeld 
des Okulars angebrachten Mikrometerskala, wie sie anfänglich 
angewendet wurde.“ | 
„In den Kasten X ist von oben eine Schiebehülse S ein- 
gesetzt, die in ihrem oberen Teil von einem kurzen weiteren 
Rohr R umgeben ist. In erstere wird das — beiläufig ziemlich 
starke — Okular O (Fig. 2,,) eingesetzt und behufs Einstellung 
auf den Meßfaden verschoben. Das kurze weitere Rohr R giebt 
1) Herrn Dr. Czarskı gestatte ich mir an dieser Stelle für die 
in zuvorkommendster Weise gewährte Unterstützung verbindlichsten 
Dank auszusprechen. 
