A GA 
cilindretto ha delle pareti alquanto spesse. Il liquido avrà il grado voluto di densità 
quando si potrà riempire tutto il cilindretto di acqua e svuotarlo, ossia farlo affiorare 
fin presso il fondo, e tuffarlo fin presso il colletto, mentre che il livello a d dell’acqua 
contenuto nel medesimo rimane costante nello stesso piano ad del liquido esterno. 
Per tutte le operazioni necessarie a riempire, o svuotare il cilindro, come per 
aggiungere, o togliere acqua dalla vescica, serve una buretta di vetro £ graduata in 
centimetri cubi, che comunica per mezzo di un tubo di gomma chiuso con una 
pinzetta A, e di un tubo a 7 col tubo orizzontale BC. Per svuotare il cilindretto 0 
togliere acqua dalla vescica si aspira dal tubo N mentre la buretta è chiusa dal tappo 
attraversato da un tubo di vetro: per aggiungere acqua basta aprire la pinzetta X. 
Per le ricerche contenute in questa Memoria ci siamo regolarmente serviti di 
un cilindretto graduato e calibrato il quale conteneva 30 c.c. sopra 18 cent. di lun- 
ghezza: per cui ciascun centimetro misurato sulle ordinate dei nostri tracciati cor- 
risponde a poco meno di 2 cent. cubici. i 
Si deve avere riguardo che la puleggia G sia molto sensibile, e così bene equi- 
librata che rimanga in equilibrio in qualunque posizione. L'apparecchio R fa muo- 
vere il cilindro S con velocità costante e variabile secondo il bisogno; non stiamo a 
descriverlo essendo un congegno di orologeria con regolatore Foucault che trovasi 
in tutti i laboratorî. î 
Quando volevasi esercitare una certa pressione sulla vescica per dilatarla, bastava 
di sollevare il tavolo su cui stava il pletismografo in modo che il livello a d diven- 
tasse superiore al piano della vescica e di aggiungere acqua colla buretta: oppure 
di abbassare l’animale, o l’uomo. 3 
Per misurare esattamente la pressione sotto cui trovavasi la vescica nelle nostre 
esperienze ci servivamo di un livello ad acqua: formato da un semplice tubo di gomma 
col diametro interno di 5 mm. e lungo circa 1 metro, il quale portava alle estremità 
due pipette, ossia due tubi di vetro lunghi circa 20 centim. tirati in punta. Messo 
uno di questi tubi presso la sinfisi del pube, si metteva l’altro contro il vaso P e 
leggevasi sopra un doppio decimetro la differenza di livello esistente fra la vescica 
e il piano ad. Quest’altezza è la pressione sotto cui trovavasi la vescica. 
IT risultati da noi ottenuti in questo primo lavoro sulle funzioni della vescica 
dimostrano chiaramente i vantaggi che offre per simili studî uno strumento, il quale 
permette di impiegare pressioni relativamente piccole, e di conservarle costanti, per 
modo che le contrazioni anche debolissime della vescica non trovino alcun ostacolo 
ad estrinsecarsi. 
Dubois (') il quale tentò in questi ultimi tempi sotto la guida di Quincke di 
studiare le contrazioni della vescica per mezzo di un tubo di vetro lungo 150 centim. 
messo in comunicazione colla medesima per mezzo di un catetere, non è infatti riu- 
scito ad osservare alcuno dei fenomeni più importanti che formano oggetto del pre- 
sente lavoro. 
Nelle ricerche di Dubois fatte-esse pure sull’uomo nel capitolo intitolato, Con- 
trazioni della vescica egli conchiude: « Ho cercato di produrre delle contrazioni 
(') P. Dubois, Veder den Druck % der Harnblase. Deutsches Archiv fir Klinische Medicin XVII. 
Bd. Il e III Heft 1876, pag. 148. 
