e Re 
e fissato solidamente in tale posizione al sostegno di ferro DE. Le viti di pressione 
che stanno alla base del sostegno servono a rendere più spedita questa prima parte 
dell’ installamento. Un cilindretto di assaggio F, come quelli che si adoperano per 
le reazioni chimiche, a pareti molto sottili e sospeso con due fili di seta ad una 
carrucola G, è tenuto in equilibrio per mezzo di un pezzo di piombo 7, che ha lo 
stesso peso del cilin- 
dretto /. Questo con- 
trappeso porta una 
penna per scrivere sul 
cilindro affumicato, 0 
sulla carta che si svol- 
ge da un rotolo sul 
chimografo di Ludwig. 
Samia Il cilindretto F è 
ni così sospeso, che il 
E tubo verticale C di 
‘vetro trovasi perfet- 
tamente nel suo asse, 
e può muoversi in 
alto, od in basso, senza 
toccare menomamente 
il tubo di vetro, che 
i sta nel suo mezzo. 
I LLIA e Per evitare che 
Ln il cilindretto sia atti- 
rato per adesione con- 
i tro il tubo che sta nel 
on ni 
ì — i ‘al ra cm reno È SUO asse @ sì generi 
Ag” in questo modo una 
{ | resistenza, è bene fare 
Ì MINI | LI ui E Il all’estremità inferiore 
| del tubo verticale una 
Paz: piccola corona con ce- 
ralacca, oppure di im- 
boccarvi semplicemente un piccolo anello di gomma elastica tagliato da un tubo di 
eguale diametro. i 
Dopo aver tirato in alto il cilindretto /, finchè il suo fondo tocchi l’estremità 
inferiore del tubo verticale, si mette sotto il vaso ad immersione P che per ora sup- 
poniamo pieno di acqua. 
Il catetere A e la vescica dell’ animale, o dell’uomo in cui trovasi introdotto, 
devono trovarsi nel medesimo piano ad del liquido nel grande vaso. La giusta 
posizione del livello noi la otteniamo facilmente disponendo il pietismografo e il 
cilindro, su cui si scrive, sopra un forte tavolo di ferro, che può abbassarsi ed ele- 
varsi per mezzo di una vite; un tavolo da fotografo può anche servire per questo scopo. 
Il 
Disposizione del pletismografo per serivere 1 movimenti della vescica. 
