ZII 
Esperienze fatte al R. Osservatorio del Campidoglio 
per la determinazione del valore della gravità. 
Memoria del prof. LORENZO RESPIGHI 
letta nella seduta del 5 giugno 1881. 
Se nella misura della gravità non sì avesse altro scopo che quello di ottenere 
una unità, un tipo di misura per valutare le altre forze della natura, forse i risul- 
tati già ottenuti dai varî esperimenti fatti si potrebbero ritenere sufficienti alla so- 
luzione del problema, trovandosi già il valore di questa forza circoscritto in limiti di 
approssimazione più ristretti e concordanti di quelli sperabili nella misura delle 
altre forze. 
Ma qualora la misura della gravità sia destinata alla soluzione di questioni o 
problemi speciali, nei quali il suo valore debba servire di controllo ad elementi o 
quantità aventi relazione colla gravità stessa, ma dedotti indipendentemente dalla 
medesima per vie diverse, e con processi di esattezza o rigore quasi geometrico, al- 
lora si presenta la necessità di misurare questa forza colla massima precisione e in 
modo sistematico, quale si addice alla natura delle questioni nelle quali essa viene 
introdotta come termine di confronto. 
Il bisogno di questa precisione od esattezza nella misura della gravità si fece 
imperiosamente sentire ai geodeti, quando si proposero di verificare per mezzo delle 
variazioni della gravità la forma della terra, e di indicare la causa delle anomalìe od 
irregolarità locali, accusate nella superficie terrestre dalle operazioni geodetiche: e 
ben presto si riconobbe che i valori, già trovati in varî luoghi della terra, erano 
insufficienti allo scopo per difetto di esattezza, per iscarsità di numero e per irrego- 
larità di distribuzione sui meridiani e sui paralleli terrestri. 
L'Associazione geodetica internazionale per la misura dei gradi del meridiano 
centrale europeo, avendo deciso di basare le sue ricerche e i suoi studî anche su 
questo importante elemento, e cioè sulle variazioni della gravità da luogo a luogo, 
raccomandava vivamente alle Commissioni speciali dei varî paesi oltre ai lavori geo- 
detici anche la misura della gravità nelle stazioni principali; indicando come prefe- 
ribile in questa operazione l’uso del pendolo a reversione, il quale considerato tanto 
dal lato teorico che pratico sembrava assicurare l’esattezza e l'uniformità nei risul- 
tati meglio che gli altri apparati finora conosciuti ed usati. 
Ben presto però veniva dimostrato dall’esperienza o dal fatto che la fiducia ri- 
posta nel pendolo a reversione non era del tutto giustificata; poichè nonostante la 
grande valentìa dei costruttori di questi stromenti, e non ostante la grande abilità 
