me 
Sa 
Lunghezza dei pendoli 
La determinazione della lunghezza dei pendoli si è basata sulla misura della lun- 
ghezza del filo di ciascun pendolo, riportata con tutta la possibile accuratezza sulla 
grande stadia di abete posta verticalmente a contatto del pendolo nello stato di quiete. 
Questa stadia era formata da due robusti travicelli di abete fra loro stabilmente 
congiunti con riseghe a coda di rondine, stretti fra loro con grosse viti in modo 
da formare un solo sistema rigido. La forma della stadia è quella di un paralle- 
lepipedo rettangolare di 0,12 di lato, a faccie ben levigate e regolari. Le due estre- 
mità del filo, e cioè il punto di sospensione, e il suo punto di inserzione nel bottone 
fissato alla palla o sfera di piombo, costituente la parte principale del pendolo, erano 
projettati orizzontalmente sulla stadia per mezzo di una doppia squadra molto esatta, 
e l’esattezza della operazione veniva verificata otticamente con un cannocchiale, posto 
a conveniente distanza dalla stadia e dal pendolo, per mezzo del reticolo disposto 
con uno dei suoi lati esattamente orizzontale. 
Per maggiore sicurezza veniva projettato sulla stadia un terzo punto del pendolo, 
e cioè la traccia del piano orizzontale tangente alla parte inferiore della palla, di 
cui era nota la distanza alla estremità inferiore del filo, e che perciò poteva servire 
di controllo alla misura del filo stesso. Per ogni pendolo questa operazione è stata 
eseguita due volte, tenendo sempre conto. della temperatura del filo e del pendolo. 
La lunghezza del filo, ossia la distanza delle sue estremità segnate sulla stadia 
venne mano mano misurata per mezzo di un metro di ottone di Lenoir, diviso in 
centimetri e per un decimetro anche in millimetri; del quale per cura del prof. Pisati 
si era determinata l’equazione con un metro di acciajo dell’Ufficio centrale dei pesi e 
misure, già confrontato col metro prototipo francese. Da una serie di confronti 
eseguiti col metro dell’Osservatorio e quello dell’Ufficio centrale dei pesi e misure 
è risultato, che il metro da noi usato ridotto alla temperatura 0° è più corto di 0,080 
del prototipo francese. 
Siccome le lunghezze di tutti i pendoli furono misurate col metro alla tem- 
peratura prossima a 10°, così la vera lunghezza a 0° del metro da noi usato era eguale 
a quella del prototipo francese +0,mn098 ossia ad 1”,000098, in base al coeffi- 
ciente della dilatazione lineare dell’ottone 0,0000179 per ogni grado centesimale. 
Però è da avvertire che i lati o spigoli del metro non essendo rigorosamente eguali, 
si presero sempre le misure col lato più corto, al quale appunto si riferisce l’in- 
dicata equazione col metro prototipo francese. Questa correzione non è stata appli- 
cata alle singole lunghezze misurate, perchè tutte le esperienze essendosi ridotte ad 
una temperatura costante e cioè a 13°, bastava applicare tale correzione ai valori 
che si sarebbero trovati per la lunghezza del pendolo che batte i secondi. 
Forma e peso del pendolo composto. — Il corpo del pendolo è costituito da 
una sfera di piombo del diametro di 0,% 116980 a 13° di temperatura, traversata 
da una spina cilindrica di ferro, alla quale è fissata per mezzo di un dischetto di 
ferro nella parte inferiore, e da un dischetto di ottone invitato superiormente alla 
suddetta spina: dal bottone di ottone solidamente invitato a questa spina nell'interno 
del quale è fermato stabilmente il filo che sostiene la palla: finalmente dall’indice 
di ferro invitato nel dischetto posto sotto la palla. Tutto il corpo oscillante è lavorato 
