— 307 — 
Bisogna però avvertire che questi valori si riferiscono alla lunghezza del metro 
da noi usato nelle misure, e preso alla temperatura costante 10°: per cui al valore 
di ) dovrà applicarsi la necessaria correzione per la riduzione a 0°, e per l'equazione 
del nostro metro col metro prototipo degli Archivî di Francia. 
L'accordo, presentato dai sei valori ottenuti per ), è senza dubbio molto sod- 
disfacente, ma non bisogna tacere che essi non sono del tutto fra loro indipendenti, 
perchè tutti basati sopra la correzione X, richiesta dalla resistenza del filo, dedotta 
dalla combinazione dei risultati avuti dai varî pendoli. 
Ciò non ostante, tanto in questo accordo dei valori di À, quanto e più nell’ac- 
cordo verificatosi nei valori trovati per la correzione X, mi sembra aversi una bella 
conferma della bontà del metodo usato nelle esperienze, della bontà delle esperienze 
stesse e del loro modo di discussione. 
Per ridurre il medio dei valori di ) alla vera lunghezza dal pendolo semplice 
che batte il secondo di tempo medio al livello del mare in Roma, sono ancora ne- 
cessarie due correzioni, o riduzioni; una per l'equazione del metro, l’altra per ridurre 
questa lunghezza al livello del mare. 
Riguardo alla lunghezza del metro usato nelle nostre misure si è già trovato 
che per ridurla alla temperatura 0°, ed alla lunghezza del metro prototipo di Francia, 
richiede la correzione 
+ 0",0000982 
per cui la vera lunghezza del pendolo semplice pel secondo di tempo medio, valutata col 
metro prototipo, pel luogo di osservazione sarà 
0”,9933733 
+ 0, 0000982 
)= 0%,9934715 alla temperatura 0°. 
Riguardo alla riduzione al livello del mare, prendendo per dato 1’ elevazione del 
pendolo sul livello del Mediterraneo di 55",8, si ottiene la correzione 0",0000176 e 
per conseguenza la lunghezza del pendolo a secondi di tempo medio al livello del 
mare risulta 
0,9934715 
+ 0 ,0000176 
\=0 ,9934891; 
sicchè le nostre esperienze porterebbero la lunghezza del pendolo che batte il secondo 
di tempo medio in Roma, al livello del mare e col metro alla temperatura 0°, a 
\= 0",9934891, e quindi la gravità 9g = 9",805343 
Quantunque io ritenga che questo risultato sia molto vicino al vero, pure non 
intendo di presentarlo come la vera e definitiva lunghezza del pendolo che deve ser- 
vire per la determinazione del valore della gravità in Roma; in quanto che può rima- 
nere qualche dubbio sulla esattezza del mezzo impiegato per la misura della lunghezza 
del filo nei pendoli usati nelle esperienze, malgrado la queste cura posta in questa 
delicata operazione. 
Lo scopo precipuo, che io mi proponeva eseguendo queste esperienze, era quello 
di verificare, se il pendolo a filo preso nella sua massima semplicità, e cioè colla sua 
estremità superiore stabilmente fissata nel piano di sospensione, con una conveniente 
