1908. — 
lunghezza del filo, e colla massa o sfera oscillante molto pesante, poteva utilmente 
servire alla misura della gravità, senza bisogno di ricorrere agli apparati di sospen- 
sione di Borda e Bessel, i quali sono certamente molto ingegnosi, ma nei quali è 
ben difficile di ottenere la pratica e rigorosa attuazione delle condizioni richieste nella 
loro struttura, e col pericolo di complicare il moto del pendolo con forze estranee alla 
gravità, e la cui influenza assai difficilmente può essere assoggettata a rigoroso calcolo. 
I risultati delle mie esperienze mi sembrano non lasciare alcun dubbio sulla bontà 
di questo modo di osservazione o di esperienza, sia in riguardo alla determinazione 
della durata delle oscillazioni, usando il metodo cronografico, sia in riguardo alla de- 
terminazione della lunghezza dei pendoli semplici, sincroni ai pendoli composti, facendo 
le esperienze collo stesso pendolo, ma con diverse lunghezze del filo, per procurarsi 
i dati necessarî per valutare l’influenza della resistenza del filo stesso sulla posizione 
del vero centro od asse di rotazione. 
La sola e grave difficoltà che si incontra in questo modo di sperimentare è quella 
di misurare colla dovuta esattezza la lunghezza del filo; ma a questo riguardo è 
da notarsi che mentre si potrebbe diminuire questa difficoltà riducendo, come faceva il 
Bessel, la misura di precisione alla sola differenza delle lunghezze dei pendoli, non si deve 
poi ritenere insuperabile la difficolta di misurare colla dovuta precisione la lunghezza di . 
pendoli di 6", od 8: ciò che io ritengo avrei potuto ottenere, se le condizioni della 
località nella quale venne eseguita l’ operazione, e la scarsezza dei mezzi di misura 
per me disponibili non mi avessero impedito di ricorrere a processi più delicati e 
sicuri di quelli che ho usato. 
Per valutare convenientemente il grado di approssimazione raggiunto dalle nostre 
esperienze sulla misura della lunghezza del pendolo semplice che batte il secondo di 
tempo medio a Roma, bisognerebbe conoscere nella formola 
\=a+ bsen% 
il valore esatto delle costanti a e d fra i paralleli vicini a quello di Roma, non sem- 
brando ammissibile la rappresentazione del valore X per tutte le latitudini, e special- 
mente per le nostre, cogli stessi valori di a e d, e cioè colle ipotesi che le variazioni di ) 
dall’equatore ai poli siano veramente proporzionali al quadrato della latitudine @. 
Il Biot, basandosi sopra alcune determinazioni della gravità fatte col metodo di 
Borda in Italia avrebbe trovato delle sensibili anomalie e riconosciuta la necessità di 
usare nei nostri paralleli dei valori speciali per queste costanti, secondo le quali per 
la lunghezza del pendolo alla nostra latitudine risulterebbe 
i = 0,9933380 
e la gravità 
g= 9",803851 
Secondo questi dati si avrebbero fra i risultati delle nostre esperienze e quelli 
ricavati dal calcolo le seguenti differenze: 
\ osservato — calcolato = 0”,0001511 
g calcolato — g osservato = 0",001492 
Volendo pure attribuire queste differenze all’incertezza delle nostre osservazioni, 
non sarebbe perciò smentita la bontà del metodo da noi sperimentato, poichè, mal. 
grado le condizioni non del tutto favorevoli in cui furono fatte le esperienze, e il 
