— 401 — 
e mi sono studiato di ottenere degli strati liquidi sottilissimi fra due lastrine 
da specchio. Erano rettangolari col lato verticale di 55", col lato orizzontale 
di 60°”: erano tenute discoste fra loro da pezzettini di carta velina imbevuta 
di mastice (cera, colofonia e trementina) con un intervallo, nei varî casi, compreso 
fra i 0%", 05 ed i 0", 04. I lati verticali erano impegnati e masticiati entro» due 
boccioli d’ebanite, nel cui asse mettevo i fili metallici che servivano da elettrodi. 
Il lato orizzontale inferiore era chiuso con mastice, cosiechè i boccioli costituivano 
due vasi comunicanti per mezzo del vano lasciato libero fra le lastrine. Introdu- 
cendo il liquido in uno di essi, dopo qualche ora PONE fino nell’altro formando 
uno strato continuo, senza bolle di aria. 
Quanto agli scandagli del galvanometro, ho avuto ricorso successivamente a 
diversi artifizi. Da prima lo scandaglio inferiore B era un pernio di zinco amalga- 
mato passante da parte a parte attraverso a due fori praticati nelle lastre, ed avente 
un capo piano da una parte, e dall’altra un pane di vite col suo dado. Il filo di 
rame del galvanometro era saldato al capo di questo pernio. 
Lo scandaglio superiore A era un filo di zinco coperto di ceralacca fin verso 
l’estremità amalgamata, tuffava verticalmente in una specie di doccia applicata al 
lato superiore e comunicante col sottoposto strato liquido, ma senza comunicazioni 
laterali dirette col liquido de’ boccioli. Questo filo di zinco poteva venire : spostato 
parallelamente a se stesso, e lungo la doccia, mediante una vite a scrupolo. 
Essendo gli scandagli, come anche gli elettrodi nei boccioli, di zinco amalga- 
mato, il liquido era una soluzione di solfato di zinco per eliminare il più possibile 
l'influenza perturbatrice della polarizzazione galvanica. 
Ad onta di ciò, con siffatta disposizione, otteneva al galvanometro degli indizi 
manifesti che gli scandagli si polarizzavano: e quando eccitavo comunque la cala- 
mita, dopo aver atteso lo stato permanente della polarità, osservava costantemente 
una deviazione nel senso d’un aumento della debolissima corrente derivata: la qual 
cosa era evidentemente da imputare ad una diminuzione nella polarità, provocata 
dall’agitarsi del liquido per l’azione elettrodinamica. 
$ 8. Bisognava dunque sottrarre gli scandagli metallici a tale agitazione. 
Un cannellino di vetro (fig. 8), chiuso ad un capo B, veniva smerigliato entro 
i fori delle due lastrine sovrapposte, poi veniva piegato in E ad angolo retto verso 
il basso, in F verso sinistra e finalmente in G verso l’alto, di modo che quest’ ul- 
timo ramo G H, nel quale si doveva in seguito introdurre lo scandaglio metallico B', 
riuscisse parallelo e addossato ad un bocciolo. Il capo smeragliato B si forava in 
corrispondenza al vano compreso fra le due lastrine. 
Lo scandaglio superiore A' (fig. 9) era fissato ermeticamente entro un cannello J A, 
che si riempiva del liquido e si tuffava a mo’ di pipetta nella doccia. In tal guisa, 
lasciando chiusa la pila pel tempo bastevole a raggiungere la permanenza della 
polarità galvanica fra gli scandagli, questa non produceva più nessun inconveniente 
nemmeno nel caso di fili di platino nell’acido solforico diluito o in una soluzione 
concentrata di cloruro terrico, che furono i liquidi saggiati oltre le soluzioni di 
solfato di zinco. 
Eccitando l’elettrocalamita in un modo o nell’altro, il galvanometro deviava 
CLASSE DI SCIENZE FISICHE ecc. — MEMORIE — VoL. XII. ol 
