— Mii — 
era costante, per mezzo dell’asta M apriva la chiave E, lasciava eftluire il mercario 
e leggeva mediante un cannocchiale da catetometro la temperatura del vaso inferiore 
data dal termometro, prima e dopo l’efflusso. — Appena cessato l’efflusso dal vaso 
inferiore e chiusa la chiave, veniva sollevata l’ asta K e lasciato effluire il mer- 
curio del vaso superiore, di cui s’ era notata la temperatura all’ istante dell’ aper- 
tura. Quegli stesso, che leggeva il termometro superiore, scendeva a leggere l’in- 
feriore, per evitare ogni errore personale; dacchè intercedeva un tempo più che 
sufficiente prima che cessasse l’efflusso. Del resto la temperatura del mercurio caduto 
non presentò mai una sensibile variazione, anche per letture successive tal quanto 
discoste fra loro. i 
Per un’altra prova il mercurio dianzi raccolto nel vaso V, che era rivestito in 
parte da una cassetta di legno, per evitare un sentito riscaldamento durante il tra- 
sporto, veniva versato nel vaso superiore; e poi, come.in addietro, si procedeva. 
E tornò facile il ricondurre a giusto segno la temperatura dei vasi, che da una 
prova all’altra veniva crescendo, coll’aggiungere piccole quantità di mercurio mante- 
nuto a zero. Anzi, potendosi per tal mezzo disporre delle più piccole variazioni di 
temperatura, si ottenne di mettere l’esperienza nelle migliori condizioni, come ap- 
presso si dirà ('). 
4. Termometri. — La temperatura era data da due termometri Baudin, a bulbo 
fusiforme e così lungo (6,5 cent.) da investire quasi tutta l’altezza del liquido. Questi 
erano bensì divisi soltanto in decimi; ma ogni grado misurava più che un centimetro 
dell’asta termometrica. 
Essi erano stati dapprima con cura calibrati e confrontati fra di loro per ben 
tre mesi di continuo (dalla primavera all'estate) , mentre stavano in un bagno, il 
quale variava ben lentamente nella temperatura col variare della stagione. 
Si ebbe così mezzo di riconoscere che il vetro, ond’erano costituiti i due termo- 
metri, aveva una legge di dilatazione eguale per entrambi, almeno nel campo delle 
osservazioni fatte; imperocchè quasi costantemente differivano di 0°,02 le temperature 
da essi segnate, tenuto conto della calibrazione particolare per ciascuno di essi. E si 
verificò altresì, raffreddandoli fino a zero da una stessa temperatura di 10°, di 15°, 
di 20°, di 25° e di 30°, che gli spostamenti dello zero erano in entrambi per ciascuna 
prova quasi eguali, per cui si poteva ritenere che veramente la legge di dilatazione 
del vetro per ambedue i termometri fosse la stessa, quando concordemente venissero 
passati da una temperatura all’ altra. i 
D'altra parte invece risultò da un numero grandissimo di esperienze, op- 
portunamente stabilite, che bastava variare la temperatura dai 10° ai 20° per l'un 
termometro in più cd in meno a differenza dall'altro, perchè essi non più si ac- 
cordassero; cioè tosto dopo presentavano una differenza di 0°,01 ed anche maggiore 
che non prima. 
Ora nelle nostre esperienze i termometri non ebbero mai a variare più che di 
due gradi, e questa variazione fu fra i 6° e gli 8°, cioè a così bassa temperatura 
(') Amiamo qui render grazie al sig. Domenico Omodei, aspirante alla laurea in fisica, il quale 
prestò intelligente e premuroso aiuto nella massima parte delle esperienze or descritte. 
