Hilfsmittel, Untersuchungsmethoden. 537 
Vergrösserung 
in u Coefäcient 
2500 (Dimension der Figur) dividirt durch 2,5 = nu (absoluter Werth) 
2000 2 E 2 —n, 
1500 R n 15=n, 
1000 multiplieirt mt 1 =n, 
500 N sord i=n, 
250 \ Sid klein 
200 5 N N 
125 “ SELLSHNL HUF, 
100 > „ 1077 zen), 
Durch Division oder Multiplication mit den angegebenen Coefficienten kann man 
aus den Dimensionen der Zeichnung leicht die absolute Grösse eines Objectes in u berechnen. 
11. Pfeffer, W. Ein neuer heizbarer Objecttisch nebst Bemerkungen über einige 
Heizeinrichtungen. — Zeitschr. f. wiss. Mikrosk., VII, 4. Braunschweig, 1890. p. 433— 
440, Mit 5 Holzschn. 
Verf. giebt den Bau „eines bequem zu handhabenden heizbaren Objecttisches“, 
welcher vollkommener als die gebräuchlichen Apparate die wahre Temperatur des Objectes 
angiebt und beliebig lange eine constante Temperatur zu erhalten gestattet. Erreicht wird 
dieses durch Wasser von regulirbarer Temperatur, in welchem die Objectträger unter- 
getaucht liegen, während durch Trockenlinsen oder Immersionslinsen beobachtet werden kann. 
Als Wasserbehälter dient ein rechteckiger Glaskasten von ungefähr 110 mm Länge, 
70mm Breite und 35mm Höhe. In diesem befindet sich etwa 4--Smm über der Boden- 
' fläche der Öbjectträger auf eingelegten Glasbrückchen, die aus dünnen Glasstreifen durch 
Ankitten von Glasfüssen leicht herzustellen sind. Das Erwärmen des Wassers geschieht 
durch eine Kupferplatte genügender Grösse, welche übrigens, mit Weglassung des Thermo- 
 meters, nach dem Princip des M. Schultze’schen Objecttisches gebaut ist. Die Regulation 
der unter den beiden Armen der Kupferplatte stehenden Gasflammen und damit der Wasser- 
temperatur besorgt ein empfindlicher Stricker’scher Regulator, dessen rechtwinklig ab- 
gebogenes Quecksilbergefäss horizontal in Wasser liegt und dessen verkürzter verticaler 
Endtheil nicht bis zur Höhe des Oculars reicht. 
In diesem Apparat lässt sich auch mit Gaskammern arbeiten, von denen Verf. 
drei verschiedene Constructionen angiebt. 
Um mit Trockenlinsen die untergetauchten Objecte beobachten zu können, wird 
eine dünnwandige conische Hülse aus Metall oder Glas mit Hülfe von etwas Baumwolle 
derartig an das Objectiv fixirt, dass das aufgekittete dünne Deckglas der Frontfläche des 
Objectivs angepresst liegt. 
Der Apparat ist von dem Mechaniker Petzold in Leipzig, Bayersche Strasse 
No. 13 zu beziehen. 
Des Weiteren giebt Verf. den Bau eines von Ostwald construirten trefflich func- 
tionirenden Wasserthermostaten, den er noch mit den nöthigen Einrichtungen versehen hat, 
den ebenfalls der obengenannte Mechaniker liefern kann. Dieser Wasserthermostat hat 
gegenüber dem Luftthermostaten den Vorzug, dass 1. die Culturen viel schneller die Tem- 
peratur des umgebenden Mediums annehmen; 2. die Wassertemperatur beim Einstellen und 
Herausnehmen von Flaschen nicht merklich geändert wird; 3. eine grössere Constanz der 
Temperatur erreicht wird. 
Um während Tag und Nacht eine ausreichende Temperatur zu erhalten, hat Verf. 
mit den ohne Unterbrechung brennenden Meidinger-Oefen (Kaiserslautern) die besten 
Resultate erhalten; die Temperaturschwankungen während Tagen und Wochen betrugen in 
Tischhöhe und in einiger Entfernung von den Fenstern =0.180C. Für Zimmer unter 
150ccm Rauminhalt dürften diese Oefen nicht mehr zu empfehlen sein. Dann thut man 
gut, zwei Zimmer mit einem Ofen zu heizen. 
12. Ranvier, L.. Methode nouvelle pour etudier au microscope les elements et les 
