Résultats scientifiques de l’expedition suisse au Groenland 1912-1913. 79 
celles-ci ne devaient pas seulement constater les conditions actuelles, 
mais aussi rendre le service bien plus important de fournir à des généra- 
tions futures la base pour l’examen des variations séculaires ou des 
changements progressifs. Les mesures postérieures travailleront sans 
doute avec une exactitude plus grande. La précision d’une détermina- 
tion pareille des variations. dépend donc avant tout de l'exactitude de 
la première mesure; mais aussi des détails qu’on donne, aux travailleurs 
qui suivront, sur la méthode employée. C’est pourquoi nous entrons 
ici un peu dans le détail. 
On peut se demander si les méthodes les plus exactes, le nivellement 
et la mesure trigonométrique, serviront jamais à la fixation de l’altitude 
de tout un profil d’un inlandsis; mais ce ne paraît pas exclu. Dans notre 
cas, ce dernier procédé n’a pu être employé que pour la minime partie 
mesurée par le groupe de l'Ouest. Pour le reste nous étions obligés de 
nous servir tout d’abord des mesures barométriques. Nous avons 
employé un appareil hypsometrique, système »Dankelmann«, comme 
instrument normal, et trois anéroides ordinaires, système »Naudet« 
comme instruments d’interpolation. 
a) Determination du point d’ebullition. 
L’appareil hypsométrique consiste en un récipient cylindrique et 
nickelé de 7 cm de hauteur et 4,2 cm de diamètre avec 80 gr de contenu. 
Sur ce recipient on pose on tuyau double, haut de 23cm, avec un 
diamètre extérieur de 2,5 cm. Il possède une ouverture supérieure, dans 
laquelle ont peut juste introduire le thermomètre à ébullition. Ce 
thermomètre est fixé à l’aide d’un anneau en caoutchouc à la hauteur 
voulue. 
Pour la détermination du point d’ébullition on a employé deux 
thermomètres hypsométriques No. 460 de l’année 1897 et No. 1267 de 
l’année 1908, ces derniers avec la remarque: »vieilli artificiellement«, 
les deux de В. Fuess, avec une échelle longue de 18 cm, qui, pour l’inter- 
valle de 450—820 mm donnent directement des indications de pression 
de 2 en 2 mm de mercure. Un intervalle а une longueur d’environ 
1 mm. On a ра en estimer le vingtième, l’œil étant toujours maintenu 
dans la bonne position à l’aide d’un viseur. Les lectures de pression 
ont donc été faites à 0,1 mm. L’incertitude d’une mesure ne dépassait 
раз 0,1—0,2 mm. Dans bien des cas les déterminations faites avec un 
seul thermomètre ont été considérées comme suffisantes. Chaque jour 
on a fait ces déterminations en même temps que la lecture de tous les 
anéroïdes dont les corrections ont par conséquent été déterminées 
journellement. 
Les corrections des hypsometres ont été déterminées de la façon 
suivante; avant le voyage pour le №. 460 par la comparaison que 
