602 IV. Meteorologie und Hydrographie. 
Bei der Rückkehr nach Bremerhaven war leider die Röhre des 
Fortin zerbrochen und konnten deshalb keine Vergleichungen mehr 
damit angestellt werden, doch wurde später das Barometer Greiner 
auf der Seewarte zu Hamburg vom Director, Herrn von Freeden, einer 
gründlichen Untersuchung und Vergleichung mit dem Normalinstru- 
mente der Seewarte im Vacuometer unterworfen und ergaben sich 
folgende Stände: 
bei 27”.90 Greiner zu niedrig oder Corr. -H 0.008 
„ 28".30 „ „ „ „ „ -UOND 
” 23.20 „ „ „ „ „ Al? 0".015 
„ 23.50 >$) „ „ „ „ A 0".005 
„ 30".50 „ „ „ ug oB) Ar 0.011 
, 30".80 „ „ „ „ „ st: 0".008 
also im Mittel um 0.”009 engl. zu niedrig. Ob sich während der 
langen Zeit das Niveau des Quecksilbers im Greiner nun wirklich 
um 0”.018 engl. geändert hat, oder ob die beiden Normalinstrumente 
etwas voneinander abweichen, will ich dahingestellt sein lassen. Da 
die Correction ın beiden Fällen nicht bedeutend ist und es sich bei den 
meisten Beobachtungen mehr um die relativen Stände und Verände- 
rungen des Luftdrucks handelt, so habe ich im Folgenden die gemach- 
ten Ablesungen, auf 0° Temperatur reducirt, ohne weitere Correction 
gegeben, um so mehr, als die obigen Vergleichungen zeigen, dass die 
Stände nur sehr unbedeutend von den wahren Werthen abweichen können. 
Für die Monate November bis April wurden beide Barometer, die 
in der vordern Kajüte nahe dem Fockmaste, das Gefäss zwei Fuss 
über dem Niveau des Meeres, nebeneinander hingen, abgelesen, für 
die übrigen Monate, da während derselben sich nicht genügend Raum 
für die Aufhängung beider Barometer fand, nur der Greiner, der für 
diese Zeit grösstentheils in der hintern Kajüte im selben Niveau an- 
gebracht war. Wegen der Verschiedenheit der Construction (das Ma- 
rinebarometer hat eine sehr enge Röhre bis zum Anfange der Skalen- 
theilung, während die Röhre des Fortin von oben bis unten gleich weit 
ist) hielt ich es für angezeigt, vorzüglich bei der Untersuchung der 
täglichen Periode, die Ablesungen beider Instrumente besonders zu 
behandeln und zur Vergleichung nebeneinander zu stellen. 
Die folgende Tafel I enthält die täglichen und die Monatsmittel der 
auf 0° R. reducirten Barometerstände des Greiner aus zweistündlichen 
Beobachtungen nebst dem Jahresmittel; die Tafel Ha und IIb die 
Monatsmittel aus den einzelnen Stunden, sowol von Greiner wie auch 
von Fortin. Die Angaben sind in engl. Zoll gegeben. 
