CHT 
a 
an 
Dez 
1. Einleitung. 
bei einer Temperatur von circa —68° F. Abweichungen, die bis auf 
15° F. stiegen und von da bis —40° F. immer besser mit einander 
überein kamen. Um daher auch bei so niedrigen Temperaturen sichere 
Anhaltspunkte zu haben, war die Expedition mit zwei Metallthermo- 
metern versehen, von denen das eine (von Houriet) von Herrn Ernst 
Felsing in Bremen in dankenswerther Weise zur Verfügung gestellt, das 
andere (von Ülement und Schmidt in Berlin) für die Expedition angeschafft 
worden war. Da die Temperatur aber nicht unter den Gefrierpunkt des 
(Juecksilbers hinunterging, so kamen diese "Thermometer nicht zur 
eisentlichen Verwendung, wurden jedoch eine Zeit lang mit den an- 
dern abgelesen, um die Constanz des Nullpunktes zu prüfen. 
Es wurden stets zwei Quecksilber und ein Weingeistthermometer 
am Lande, sowie eine Zeit lang ein Maximum- und Minimumthermo- 
meter abgelesen, die jedoch bald aufgegeben wurden, da sie bei 
stündlichen Aufzeichnungen keinen rechten Nutzen zu haben schienen. 
Ferner das oft erwähnte "Thermometer auf dem Eise und zwei black- 
bulb-Thermometer zur Beobachtung der Einstrahlung der Sonne oder 
im Winter der Wärmedämmerung. Diese von Negretti und Zambra in 
London gelieferten Thermometer waren in einem luftleeren Glasgefässe 
eingeschlossen. Leider waren es aber Maximumthermometer von der 
in England gebräuchlichen Construction, bei welcher eine Verenge- 
rung der Röhre beim Zurückgehen der Temperatur einen liegenbleiben- 
den Quecksilberfaden abtrennt. Vielleicht war die Verengerung bei 
unsern Instrumenten zu stark, genug es war sehr schwer die Queck- 
silbersäule zu vereinigen und oft, wenn man glaubte es seı gelungen, 
sank sie doch noch bei weiterm Klopfen und Schütteln um ein paar 
Grade. Die Ablesungen dieser 'Thermometer sind daher nicht sehr 
zuverlässig und dieselben wurden später auch durch zwei andere ge- 
wöhnliche Thermometer, deren Kugeln von Copeland geschwärzt wur- 
den und die in lufterfüllten Glasbehältern angebracht waren, ersetzt. 
Das eine war freı nach Süden, das andere dicht daneben, aber von 
dem ersten durch ein Brett, welches dasselbe vor den Strahlen der 
Sonne schützte, getrennt aufgestellt. 
Diese beiden Thermometer, welche an dem Kasten befestigt waren, 
auf dem das Anemometer stand, wurden eine Zeit lang, vom 6. Januar 
bis 14. Juni 1870, mit den andern Instrumenten abgelesen. Doch sind 
diese Beobachtungen bei der nachfolgenden Abhandlung einstweilen 
nicht berücksichtigt, sie bleiben einer spätern Untersuchung vorbehalten. 
Das Anemometer (von Negretti und Zambra bezogen) war ein 
kobinson’sches und gab die Windgeschwindigkeit in englischen statute 
miles an. Die Heftiskeit der Stürme beschädigte dies Instrument 
