528 1V. Meteorologie und Uydrographie. 
struction des Barometers mit sich bringt, dass es für den Gebrauch 
in einem auf festem Boden liegenden Observatorium etwas träge ist. 
Es geht nämlich das Rohr, welches oben die gewöhnliche Weite hat, 
nach unten zu in eine ganz enge Röhre über, wo dann das Queck- 
silber nur langsam in den obern Theil des Rohres hinein und wieder 
aus demselben herausfliessen kann. Dadurch bleibt die Quecksilber- 
höhe, zumal das Instrument kardanisch aufgehängt ist, durch das 
Rollen und Stampfen des Schiffes fast ganz unbeeinflusst und lässt 
sich jederzeit bei den heftigsten Schwankungen des Schiffes mit Sicher- 
heit einstellen. 
Da aber hierdurch das Barometer etwas träge wird, so bleibt es 
bei raschen Aenderungen des Luftdrucks immer etwas hinter dem 
Fortin’schen Barometer zurück. Die Scala war, wie auf See üblich, 
in englische Zoll getheilt, und ist bei Auftragung derselben, welche 
durch Versuche und Vergleichung unter der Luftpumpe mit einem 
Normalbarometer geschieht, schon auf die kleine Correetion, welche 
durch Aenderung des Quecksilberniveaus im Gefässe entsteht, hück- 
sicht genommen. Ein Nonius ermöglicht Ablesungen auf 0".002 engl. 
Durch die Verschiedenheit der Scalen beider Barometer war eine 
wichtige Controle wegen Ablesungsfehler gewonnen. 
An 'I'hermometern waren 25 an Bord, von denen die Mehrzahl 
Quecksilberthermometer waren. Durch verschiedene Zufälle verrin- 
gerte sich diese Zahl jedoch im Laufe der Zeit und es trat mehrmals 
ein Wechsel in den abzulesenden Instrumenten ein. 
Dieselben waren theils von Geissler in Bonn, theils von J. G. 
Greiner jun. in Berlin, theils aus einer Fabrik in Thüringen durch 
den Mechaniker Lambrecht ın Göttingen geliefert. Auch hier war 
durch Verschiedenartigkeit der Scala die Entdeckung und Ausmerzung 
von etwaigen Ablesungsfehlern möglichst zu erreichen gesucht. Die 
von Geissler und Greiner bezogenen Thermometer hatten die hundert- 
theilige Scala, während die Thüringer mit willkürlicher Theilung ver- 
sehen waren, deren heduction auf Celsiusgrade durch Vergleichung 
mit einem Normalthermometer bestimmt wurde. Einige der Greiner’- 
schen (u. a. das auf dem Eise aufgestellte) waren mit Reaumurthei- 
lung versehen. Mit Ausnahme der Greiner’schen "Thermometer war 
die Theilung auf dem Rohre selbst angebracht. Es ist eine be- 
kannte und durch Polarreisen, namentlich durch Kane’s Expedition 
constatirte 'Thatsache, dass Weingeistthermometer, namentlich solche 
mit gefärbter Flüssigkeit, unterhalb des Gefrierpunktes des Queck- 
sılbers sehr unzuverlässig werden. Kane fand z. B. zwischen 11 Ther- 
mometern, die oberhalb des genannten Punktes sehr gut harmonirten, 
