. 
Aräometerbeobachtungen. 
Bearbeitet von 
C. Börgen 
in Leipzig. 
Zur Ermittelung des specifischen Gewichtes des Meerwassers diente 
ein feines Aräometer, dessen Theilung von 0.995 bis 1.040 ging und 
bei dem jedes 1000 stel des specifischen Gewichtes durch eine Länge 
von 4” repräsentirt wurde, es konnte daher bei der Ablesung mit 
Leichtigkeit und Sicherheit noch 10000stel geschätzt werden. Die 
Ablesung geschah durch Visiren unterhalb der Oberfläche des Wassers, 
um die Capillarität zu eliminiren, und wurde dabei stets dafür ge- 
sorgt, dass das Aräometer völlig frei im Gefässe schwebte. Die Tem- 
peratur des Wassers wurde vor und nachher bestimmt und aus beiden 
Bestimmungen das Mittel genommen, das Aräometer selbst wurde 
gleichfalls mehrmals abgelesen und das Mittel aus allen Bestimmungen 
angenommen. 
Do oft die Temperatur in der Tiefe gemessen wurde, wurde das 
vom Koker mit heraufgebrachte Wasser auch aräometrisch untersucht. 
Der Koker bestand aus einem unten beschwerten und kugelförmig 
erweiterten geschlossenen Bleicylinder, welcher oben und unten mit 
sich nach oben öffnenden konischen Ventilen versehen war, die fest 
mit einander verbunden sind. Zur Ablesung des Thermometers im 
Koker konnte ein Schlitz geöffnet werden, und es wurde zur Her- 
