668 IV. Meteorologie und Hydrographie. 
stellung eines möglichst dichten Verschlusses der Schieber, welcher 
den Schlitz verschliesst, mit Talg angefettet. Beim Hinunterfallen 
öffnen sich die Ventile, das Wasser strömt frei hindurch und indem 
beim Heraufziehen der Druck des Wassers die Ventile wieder schliesst, 
erhält man das Wasser aus der Tiefe, in der der Koker zuletzt hın- 
reichende Fallgeschwindigkeit hatte, um die Ventile geöffnet zu er- 
halten. Bei sehr bedeutenden Tiefen wird dies wol in der Regel nicht 
mit der gemessenen Tiefe zusammenfallen, sondern das Wasser stammt 
aus einer geringeren, weil die Geschwindigkeit des Fallens schliesslich 
sehr klein wird. In unserm Falle, wo Temperatur- und Aräometer- 
beobachtungen in keinen grösseren Tiefen als 400 Faden angestellt 
wurden und überdies durch Anhängen des grössten verhandenen Lothes 
für hinreichende Schwere des Apparats gesorgt wurde, liegt kein Grund 
vor zu bezweifeln, dass man nicht wirklich Wasser aus der gemessenen 
Tiefe erhalten habe. Hierfür liefern übrigens die Aräometerbeobach- 
tungen selbst, wie wir sehen werden, einen unzweideutigen Beweis. 
In der Regel wurden die Messungen des Oberflächenwassers 
mehrmals am Tage gemacht und zwar ziemlich regelmässig über die 
24 Stunden vertheilt. Nachdem wir an Land gekommen waren, traten 
diese Beobachtungen natürlich gegen andere und wichtigere Arbeiten 
zurück, doch wurde nicht versäumt an jedem Orte, wo wir ankerten, 
wenigstens eine Beobachtung zu machen. 
Die Beobachtungen wurden fast ausschliesslich von Börgen (B) 
und Copeland (C) angestellt; die sonst vorkommenden Abkürzungen 
bedeuten: K — Koldewey, Py = Payer, S = Sengstacke. 
Kurz vor Abgang der Expedition hatte Herr Professor Kohlrausch 
die Güte das Instrument im physikalischen Kabinet in Göttingen prüfen 
zu lassen. Die Resultate dieser Untersuchung sınd folgende, wobei 
noch vorauszuschicken ist, dass die specifischen Gewichte auf dasjenige 
des destillirten Wassers bei --15° C. als Einheit bezogen sind und 
dass dabei die Tafeln von Gerlach (enthalten in: Dr. G. Th. Gerlach, 
Specifische Gewichte der gebräuchlichsten Salzlösungen bei verschiede- 
nen Concentrationsgraden und Temperaturen, Freiberg 1859) benutzt 
wurden. | 
1) In destillirtem Wasser. An die Ablesungen des Aräo- 
meters muss eine kleine Reduction angebracht werden, wegen der 
Ausdehnung des Glases, welche bewirkt, dass über +15° C. das 
Aräometer ein zu grosses, unter + 15° C. ein zu kleines specifisches 
Gewicht angibt (s. Gerlach, S. 114, 115). 
