Recognoseirung für eine Gradmessung. 
Bearbeitet von 
©. Börgen und R. Oopeland 
in Leipzig. in Parsonstown. 
1. Die Basismessung. 
Wie schon erwähnt, wurde der ursprünglich zur Basismessung 
bestimmte Apparat verworfen, weil er erforderte, dass die Enden der 
Stangen mit einander in Contact gebracht wurden. Daher wurden, 
als die Messung einer Basıs auf Shannon in Frage kam, zwei andere 
hölzerne Stangen, jede nahe 4 Meter lang, gemacht, die an jedem 
Ende mit einem feinen in eine Messinsplatte eingeritzten Strich ver- 
sehen waren. Die Stangen, zu deren Anfertigung und nachherigen 
genaueren Destimmung der Länge die kleinen des früheren Apparates 
dienten, wurden um eine gewisse Grösse (um die Breite eines kleinen 
metallenen Maasstabes oder 1/5 Zoll engl.) kürzer gemacht, als die 
Summe von zwei kleinen Stangen, sodass also, wenn die einander 
nächsten Striche der zur Messung aufgestellten Stangen um diese Grösse 
entfernt sind, der Abstand des ersten Striches der Stange I vom ersten 
Striche der Stange II genau die Länge von zwei der kleinen Stangen 
darstellt. Da es nun nicht möglich ist immer das constante Intervall 
herzustellen, so wurde eine Glasplatte vorbereitet, die neben zwei 
Hauptstrichen, deren Entfernung das beabsichtigte Intervall war, eine 
kleine Millimetertheilung trug, die die Abweichung von demselben zu 
messen erlaubte. 
Nachdem im April, wie erwähnt, diese Stangen räthselhafter Weise 
verschwanden, verfertigten wir aus zwei uns von Herrn Sengstacke 
freundlichst zur Verfügung gestellten Remen des grossen Boots neue 
Stangen, die sich von den früheren nur dadurch unterschieden, dass 
sie statt der Striche, Punkte an ihren Enden hatten. 
Vergleichung der Messstangen. 
1) Der zuletzt angefertisten I und I. 
Um die Länge der Stangen zu bestimmen, wurde folgendes Ver- 
fahren angewendet. Es wurden alle 4 Stangen, 1, 2, 3, 4 des ursprüng- 
