Reeognoseirung für eine Gradmessung. 1. Die Basismessung. 113 
lichen Apparates vollkommen nivellirt auf dem Eise aufgestellt, wel- 
ches uns eine willkommene ebene Fläche darbot. Die Stangen waren 
paarweise, | und 2 und 3 und 4, miteinander in Contact und letzteres 
Paar 400”® von dem ersteren entfernt und diesem parallel. Zwi- 
schen beiden Stangenpaaren lag die zu vergleichende Stange I oder II 
und zwar 100”® von 1 und 2 entfernt. Dann wurden über die metal- 
lenen Endflächen von I, 2, 3, 4 einfache Coconfäden gezosen, die 
durch kleine Gewichte angespannt wurden, die Stange I darauf so 
verschoben, dass der eine Coconfaden den Punkt des einen Endes 
halbirte nd der Abstand des andern Punktes von dem andern Uocon- 
faden mit der Glasplatte gemessen. 
Diese Messung wurde von beiden Beobachtern mit Loupe mehr- 
mals wiederholt und zwar derart, dass auch die Halbirung des Punk- 
tes jedesmal von Neuem her elle ward. 
Nachdem auf diese Weise beide Stangen mit 1,2, 3, 4 verglichen 
waren, musste noch die Länge dieser Stangen bestimmt werden, wozu 
wir mit dem, in Berlin verglichenen, Normalstabe aus Eisen mit Stahl- 
ansätzen und einem Comparator versehen waren. Letzterer bestand 
aus einem starken Brett mit kurzem verticalen Ansatz, der mit einer 
planen Stahlscheibe versehen war. Am andern Ende war ein Mes- 
singschlitten mit Millimetertheilung und Fühlhebel befestigt. Dieser 
wurde nun gegen das plane Ende der eingelesten Stange geführt, bis 
der Nonius auf einem vollen Theilstrich stand und nun der Stand des 
Fühlhebels notirt, der dann nachher auf den mittleren Stand dessel- 
ben reducirt wurde. Zur Bestimmung der Temperatur des Normal- 
stabes dienten 3 Quecksilberthermometer, deren Kugeln die Stangen 
berührten. Uebrisens stand der Apparat während der Dauer der 
Messung an einem geschützten Ort im Freien, sodass seine Tempera- 
tur niemals viel von der der Luft abweichen konnte. 
Es ist noch zu erwähnen, dass die Stangen sowol bei der Ver- 
sleichung, als auch bei der Messung an Punkten auflagen, die 0.22 der 
Länge von den Enden derselben abstanden, bei welcher Unterstützung 
nach Bessel’s Untersuchungen die geringste Biegung stattfindet. 
2) Der früheren Stangen Ia und lla. 
Da diese Stangen nicht zu der eigentlichen Basismessung gebraucht 
worden sind, so könnte die Beschreibung ihrer Vergleichung füglich 
übergangen werden, da aber ein Stück der Basis mit beiden Appara- 
ten gemessen wurde, so ist sie der Vergleichung der Resultate wegen 
nicht ganz ohne Interesse. 
Die zu vergleichende Stange la lag mit der breiten Seite auf 
einem grossen Schlitten, der fast die Länge der Stange hatte. Auf 
Zweite Deutsche Nordpolfahrt. II. 90 
