188 VI. Geodäsie. 
SDR Er —= 19,00 — — ( 
S0rsins2t2 Br2 2107084 20010: 
Auf dieselbe Weise wurden noch drei andere Winkel, auf der 
Station Basis Ostende gemessen, behandelt, welche ergaben: 
II. f = 48° 407 56.24 = B.W.E. — B.O.E. — Nr. 2. 
2 a1e = — 20 28 Den ee Sa 
a8 = — 4A Da el 
MAIE = — ID Ile ee RD 
22.533 = 11.30 SI = 12108 
IL we 8 1 I ee Ne, Ü = BO. = Ne Il 
20.50x% = — 70”.90 23.200 — 12746 
20.508 — + 834.13 23.2080 = 7.66 
29.93 = — 169.99 SS a 
29.938. = — 99.31 Re. ee 12 
IV. f= 80° 55’ 39".93 = Nr. 1 — B.O.E. — Observatorium. 
19.47 = + 25.34 
19.478 = + 16.57 
29.62 —= — 171.54 
29.628 = — 104.08. 
Nach der Methode der kleinsten Quadrate zusammengefasst er- 
hält man: 
= — 0.922 a SEN 6.201 a" — — 0.090 Or a 1 1.888 
a en en Bere Bear 
und mit Weglassung der kleinen Glieder &’ und 3” corrigirte Ablesung 
— u — 0.922 cos u — 6.201 cos2u + 1.888 cos Au 
+ 1.963 sın u — 3.232 sın 2u + 2.669 sin Au. 
Hiernach wurde eine Tafel berechnet, die von Grad zu Grad die 
an die Kreisablesung anzubringende Üorrection gab. Es sind nur sehr 
wenige Fälle vorgekommen, wo die Anbringung der Correction nicht 
die Uebereinstimmung der ‚Messungen erheblich verbessert hätte. 
u bezieht sich auf Fernrohr rechts, für Fernrohr lınks ist aber 
u + 180° anzuwenden. 
Die Winkelmessungen wurden in derselben Weise gemacht, wie 
sie bei der ostpreussischen, der dänischen und andern Gradmessungen 
zur Ausführung gekommen ist und wie sie in: Andr&, „Den danske 
