820 VI. Geodäsie. 
doch nur zum Theil der Art des Signals, mehr wol der Entfernung 
und der theilweise ungenügenden Grösse der Cairns zuzuschreiben, 
denn für die Beobachtungen von denjenigen Stationen, wo die schein- 
bare Grösse der einzustellenden Steinhaufen durch ihre Entfernung 
nicht zu sehr verkleinert wird, wie Hasenberg, Kefersteinberg, Hühner- 
berg, allerdings mit Ausnahme von Kronenberg, haben eine Genauig- 
keit, die der der kürzeren Seiten wenig nachgibt. Für die Station 
Kap Bremen waren die Cairns auf Hühnerberg und Klein-Pendulum 
allerdings zu klein, um mit gleicher Genauigkeit eingestellt zu wer- 
den, wie z. B. Muschelberg von derselben Station aus, aber sie wurden 
dennoch vollkommen deutlich gesehen. Hätte das Instrument statt 
eines verticalen Fadens deren zwei nahe an einander stehende gehabt, 
so hätte die Genauigkeit der Einstellungen im Allgemeinen erheblich 
gesteigert werden können. Für Muschelberg erklärt sich der grosse 
w. F. zur Genüge theils aus der Entfernung von Tellplatte, theils 
aus der ziemlich precären Aufstellung des Stativs. Der ganze Gipfel 
des Berges besteht nämlich bis zu einer unbekannten Tiefe aus über 
einander liegenden Sandsteinplatten, welche allerdings theilweise weg- 
geräumt wurden; es bleibt aber die Möglichkeit einer Verbindung 
zwischen den Platten, auf denen der Beobachter, und denjenigen, auf 
welchen das Stativ stand, nicht ausgeschlossen und es könnten dadurch 
kleine Verrückungen des Instruments eingetreten sein. Auf Station 
Kronenberg dürfte Ermüdung einen Theil des grossen w. F. ver- 
schuldet haben, da wir Kefersteinberg und Kronenberg ohne da- 
zwischenliegende gehörige Ruhe absolvirten. e 
Zu bemerken wäre noch, dass sich vielleicht noch ein Theil der 
oben abgeleiteten periodischen Correetion in dem w. F. versteckt. 
Andererseits stellt sich offenbar heraus, wenn man die Einzel- 
werthe der Sätze genauer betrachtet, dass durch grosse Theilungs- 
fehler (namentlich scheinen die Striche 0°, 45°, 90° etc. mit solchen 
behaftet zu sein) einzelne grosse Abweichungen vom Mittel hervor- 
sebracht werden, die den w. F. erheblich erhöhen. Eine directe 
Untersuchung dieses Gegenstandes am Instrumente schien indess nicht 
die Mühe zu lohnen, zumal da diese ganze Arbeit nur den Werth 
einer Recognoscirung und Vorbereitung für eine definitive Ausführung 
beansprucht. Aus eben diesem Grunde sind im Folgenden auch alle 
Stationen als gleichwerthig behandelt worden, obgleich ‚sie nach den 
wahrscheinlichen Fehlern verschiedenes Gewicht erhalten sollten. 
Im Ganzen scheint also, zumal wenn man die Kleinheit des In- 
struments (fünfzölllge Kreise) bedenkt, der Versuch recht günstig 
ausgefallen zu sein, und auch die Art der Signalisirung, die übrigens 
